72 Magnus 



Röhre FG welche zu dem Behälter KL gehört, in dem die trockne Luft 

 enthalten ist, geht bei F luftdicht durch den Deckel; beide Röhren reichen 

 bis in das Quecksilber hinab. Neben GF befindet sich gleichfalls ein kurzes 

 Stück einer messingenen Scale nach demselben Maafse getheilt, als die ne- 

 ben DE befindliche. Schraubt man alsdann das Quecksilber in die Höhe, so 

 wird die Luft in dem Gefäfse AC zusammengedrückt, und das Quecksilber 

 steigt in beiden Röhren. Es wird bis zu einer bestimmten Stelle G der kleinen 

 Scale hinaufgeschraubt, und zwar bis zu derselben sowohl wenn KL mit Eis 

 umgeben, als auch wenn es der Temperatur des kochenden Wassers ausge- 

 setzt ist, und man beobachtet alsdann um wieviel das Quecksilber in der 

 Röhre DE höher steht als bei G . Zu dem Ende ist es nothwendig, dafs der 

 Apparat vollkommen horizontal stehe, damit die entsprechenden Funkte bei- 

 der Scalen vollkommen in einer Horizontal -Ebene liegen. Da das Queck- 

 silber in der Röhre DE bei der grofsen Nähe des schmelzenden Eises und 

 des kochenden Wassers seine Temperatur leicht ändert, so ist diese Röhre 

 mit ihrer Scale in einer weiteren Glasröhre eingeschlossen, die mit Wasser 

 gefüllt werden kann. Ich fand indefs das Wasser überflüssig, wenn die wei- 

 tere Röhre oben leicht bedeckt wird; man kann alsdann die Temperatur der 

 Luft in der weiteren Röhre für die des Quecksilbers in der Barometerröhre 

 nehmen und das Wasser, welches das Ablesen der Scale erschwert, ent- 

 behren. 



Um den Theil des Apparats GKL welcher die zu untersuchende Gas- 

 art enthält bei F zu befestigen, kittete ich denselben in eine metallene Hülse, 

 die mittelst eines eingeschliffenen Conus und einer Überwurfs -Schraube in 

 den Deckel AD luftdicht eingesetzt wurde. Man konnte ihn auf diese Weise 

 leicht entfernen und durch einen anderen ersetzen. Die Röbre GM, in der 

 das Quecksilber hinaufgedriickt wurde, hatte 1 bis 2 mra im Durchmesser, war 

 sie enger, so war die Capillar-Depression zu bedeutend und leistete einen so 

 grofsen Widerstand, dafs das Quecksilber nicht gleichförmig, sondern stofs- 

 weise in der Röhre stieg. Die Röhre GL war ein ganz enges Thermometer- 

 rohr, und KL war ungefähr 9 Zoll lang, -| Zoll im Durchmesser, und hatte 

 einen Inhalt von etwa 80 Cub. Centimetres. Der Inhalt des Stückes GL be- 

 trug ungefähr 0,05 Cub. Cent, oder etwa ^- von dem Inhalt von KL. 



Wenn KL der Temperatur des schmelzenden Eises oder des kochen- 

 den Wassers ausgesetzt werden sollte, so wurde dieser Theil des Apparates 



