76 Magnus 



H' diesen Unterschied bei der Temperatur des kochenden Wassers, redu- 

 cirt auf 0° 

 e die Capillar- Depression 



£ die Ausdehnung des angewandten Glases zwischen 0° und 100° und 

 T die Temperatur des kochenden Wassers bei dem Barometerstande K 

 bedeutet, so dafs T ■=. 100 wenn der Barometerstand 28,00 Zoll Par. ist; 



so ist 



[ff'-hti — e / ST\ i 100 



Es ist hierbei angenommen dafs die Luft in der Röhre GW stets dieselbe 

 Temperatur als die übrige in LK enthaltene Luft hat. Dies ist zwar nicht 

 der Fall, und man könnte eine Correction für diese Luftmasse anbringen, 

 allein dieselbe beträgt wie schon oben pag. 72. angeführt ist mir ^^ VO n der 

 ganzen Luftmasse GLK. Die Correction würde daher noch ganz innerhalb 

 der Grenzen der Beobachtungsfehler fallen, wefshalb sie fortgelassen wor- 

 den ist. 



Die Werthe h h! II IT e sind durch die Beobachtung gegeben, T mufs 

 aber jedesmal berechnet werden. Herr Rudberg giebt dafür in seiner Ab- 

 handlung über die Construction des Thermometers ( 4 ) die Formel 



t = 0,037818 & — 0,0018563 £ 2 . 



in der r -f- 100° die Temperatur des kochenden Wassers in der Celsiusschen 

 Scale und £ die Elasticität oder den Druck der Atmosphäre in Millimeter 

 ausgedrückt bedeutet. Derselbe sagt, dafs sie hinreichend genau mit den 

 Versuchen von Southern, so wie von Dulong und Arago übereinstimme. 

 Allein dies ist durchaus nicht der Fall, vielmehr giebt sie ganz andere Wer- 

 the und es mufs in Betreff derselben ein Versehen, wahrscheinlich schon im 

 Manuscript des Herrn Rudberg vorgefallen sein, denn sie ist im Schwedi- 

 schen Original ganz ebenso enthalten, als in Poggendorffs Annalen, nur 

 eine einzige Zahl ist verschieden, was unwesentlich ist. Ich habe mich der 

 von Herrn Egen aufgestellten Formel oder vielmehr der von ihm gegebenen 



(') Kongl. Vetenskaps Akademien* Handlingar for Ar 1834. p.365. und 

 Poggendorff Annal. XL. p.39. 



