HO D o v e 



bergefäfs eintaucht, während das Zackenrad sich aus seinem Quecksilberge- 

 fäfs abwechselnd heraushebt. Dadurch wird eine vorher bestandene metal- 

 lische Schliefsung unterbrochen. Bekanntlich ist diese als Blitzrad oder 

 Mutator jetzt häufig angewendete Vorrichtung schnell aufeinanderfolgen- 

 der Unterbrechungen in Deutschland schon vor 1804 erfunden worden und 

 in Aldini's Traue du Galvanisme beschrieben I. p.202 Taf.VI. fig.2 u. 5. Da 

 zwei solche alternirend mit einander verbundene Unterbrecher, dazu bestimmt, 

 einen alternirenden Strom in einen gleichgerichteten zu verwandeln, Com- 

 mutator genannt worden sind, so werde ich drei gleichgestellte Zackenräder, 

 dazu bestimmt, zwei gleiche inducirte Ströme in vollkommen von einander ge- 

 trennten Dräthen gleichzeitig zu unterbrechen, Disjunctor nennen. Sind 

 alle drei durch Klemmschrauben um ihre gemeinsame Achse drehbare Zacken- 

 räder gleich gestellt, so wird das erste 7** vermittelst des quer cvlindrisch 

 durchbohrten Quecksilbergefäfses i mit der galvanischen Kette verbunden, 

 das zweite gr mit der Inductionsspirale aß, das dritte fip, mit der Inductionsspi- 

 rale y^( { ). Man erhält also, wenn die Spiralen leer sind, zwei genau gleiche 

 Ströme in vollkommen getrennten Dräthen, da ihre Compensation bei ge- 

 genseitiger Verbindung vorher ermittelt wurde. Auch werden sie gleichzeitig 

 unterbrochen, da die Zacken sich gleichzeitig aus dem Quecksilber heraus- 

 heben. Legt man nun verschiedene Eisenstangen oder Drathbündel in die 

 getrennten Spiralen, so werden die vorher gleichen Unterbrechungsfunken 

 verschieden. Dabei sieht man sehr deutlich, dafs ein am Galvanometer eine 

 weiche Eisenstange vorher compensirendes Drathbündel nach der 

 Trennung einen viel lebhafteren Funken erzeugt als die Eisenstange. 



27. Auf ganz ähnliche Weise kann man die Erwärmung an zwei elek- 

 trischen Thermometern messen, durch welche man jede der getrennten 



(') Des oben angegebenen aus 3 Zackenrädern bestellenden Disjunctors kann man sich 

 auch bedienen um zu ermitteln, welchen Einflufs es auf einen induclrten Strom hat, wenn 

 er nach seiner Erzeugung noch einige Zeit in einem geschlossenen Drathe circulirt. Stellt 

 man nämlich das zweite und dritte Rad etwas verschieden, so geschieht die Öffnung nicht 

 gleichzeitig, und man kann an den getrennten Dräthen nun prüfen, von welchem man die 

 physiologische oder eine andere Wirkung am stärksten erhält. Zur Prüfung der Intensität 

 der Funken ist Quecksilber am besten, für andre Wirkungen aber Unterbrechung durch ein- 

 gesetzte Glasstücken vorzuziehen. Dieser Apparat war von Hrn. Wagner sehr sorgfältig 

 construirt worden. 



