156 D o v e 



sentlich verbesserten Construction, welche Hr. Oertling ihr bereits gege- 

 ben hat. Zum Behufe der folgenden Versuche habe ich die eben genannten 

 Stücke hinzugefügt. In dieser Form kann dann der Apparat als ein zur De- 

 monstration der Wirkungen des Extracurrent zu Anfang und zu Ende eines 

 primären Stromes sehr bequemer empfohlen werden. Der Ständer E hat 

 den Zweck, die Spirale zur Hervorbringung des Extracurrent einzuschalten. 

 Die Walze w t wird durch die nach 5) gehende Feder vermittelst des in 6) 

 eingeklemmten Drathes >S mit der Spirale verbunden. Die Verbindung geht 

 dann weiter durch 1) und 3) vermittelst der intermittirenden Feder nach der 

 Walze w„. Die beiden andern Ständer F und G so wie die Walze w k haben 

 nur den Zweck, den Funken des Nebenstromes nachzuweisen und werden 

 erst unter §. 83 zur Sprache kommen. Die nach Art eines Blitzrades oder 

 Mutators construirte Walze w 3 hat 18 Unterbrechungen für die intermitti- 

 rende Feder 3). Sie dient dazu, das Steigen und Fallen der physiologischen 

 Wirkung während einer ganzen Umdrehung des Ankers fühlbar zu machen. 

 Die Walzen w t und h\ sind isolirt auf die gemeinsame Drehungsachse auf- 

 gesetzt, die Walzen w 2 und w 3 hingegen unmittelbar, also in leitender Ver- 

 bindung mit derselben. Die Spirale SS, welche Extraspirale heifsen mag, 

 bestand, wenn es nicht anders ausdrücklich angegeben wird, aus zwei Rollen 

 gut gefirnifsten umsponnenen Kupferdrathes von 400' Drathlänge jede, von 

 welchen in der Zeichnung Figur 7) nur eine abgebildet ist. Die Dicke des 

 Drathes ist ^ Linie, die Stärke der Rollen im Lichten 2" bis 4^" Länge. 

 Diese beiden Spiralen können gleichartig und kreuzweise verbunden werden. 

 Da diefs bekanntlich auf die Erscheinungen des Extracurrent keinen Einflufs 

 hat, so erhält man durch diese Einrichtung ein einfaches Prüfungsmittel, ob 

 man es mit diesem zu thun habe oder nicht. In die drei Ständer sind Dräthe 

 I, II, III eingeschraubt, von denen je zwei durch den Körper vermittelst 

 Handhaben (*), oder durch ein Voltameter, Galvanometer, wie bereits an- 



(') Die bei den gewöhnlichen Saxtonschen Maschinen zur Befestigung der Handhaben 

 angewendeten mit Metall durchflochtenen sogenannten Goldschnüre sind, wenn es sich um 

 Bestimmung der Intensität der physiologischen Wirkung handelt, durchaus zu verwerfen. 

 Die Intensität des Schlages hängt nämlich bei denselben wesentlich von dem Grade ab, 

 in welchem man diese Schnüre anspannt. Spiralförmig gewundene Kupferdräthe, die mit 

 Schrauben festgeklemmt werden, federn hinlänglich und geben immer gleiche Berührung, 

 sind daher anzuwenden. 



