64 Kırcnnorr: Untersuchungen über das Sonnenspectrum 
Der ausgezeichnete Apparat, den ich zur Beobachtung des Spectrums 
benutzt habe, ist aus der optischen und astronomischen Werkstätte von 
C. A. Steinheilin München hervorgegangen. Er ist Fig.1, Taf. III abgebildet. 
Auf einer kreisförmigen, eisernen Platte, deren obere Fläche eben 
gedreht ist, ist das Fernrohr A angeschraubt, dessen Ocular ersetzt ist durch 
ein Metallstück, das einen durch zwei Schneiden gebildeten Spalt enthält. Die 
Breite des Spalts läfst sich durch eine Mikrometerschraube verändern, er 
selbst durch einen Trieb in den Brennpunkt des achromatischen Objectivs 
bringen, das eine Brennweite von 18 Par. Zoll und eine freie Öffnung von 
48 Par. Linien hat. Das Fernrohr B, das ein eben solches Objectiv besitzt, 
ist an einem Messingarm befestigt, der um den Mittelpunkt der eisernen 
Platte drehbar ist und um diesen entweder aus freier Hand oder mit Hülfe 
einer Mikrometerschraube bewegt werden kann. Zwischen den beiden Ob- 
jectiven sind 4 Flintglasprismen aufgestellt, deren brechende Flächen 
Kreise von 18 Par. Linien Durchmesser sind, und von denen drei bre- 
chende Winkel von 45° haben, das vierte einen von 60° hat. Jedes von 
diesen Prismen ist auf einen kleinen Messingtisch gekittet, der 3 Schrauben 
zu Füfsen hat. Das Fernrohr B ist gegen den Messingarm, der es trägt, 
auf eine doppelte Weise beweglich; es ist drehbar um eine horizontale Axe 
und in der Richtung dieser Axe verschiebbar, wie aus der Abbildung gesehn 
werden kann. Die Vergröfserung dieses Fernrohrs, die ich bei meinen Beo- 
bachtungen benutzt habe, ist eine ungefähr 40 malige. 
Bei der Aufstellung des Apparates habe ich das folgende Verfahren 
eingeschlagen. Es wurde das Fernrohr B auf einen sehr weit entfernten 
Gegenstand eingestellt, mit demselben in das Objectiv des Rohrs A gesehn 
und der Spalt desselben so weit verschoben, bis er deutlich erschien. Dar- 
auf wurden die beiden Röhre in eine Lage gebracht, bei der ihre Axen un- 
gefähr unter einem rechten Winkel sich schnitten; in die Nähe des Schnitt- 
punktes wurde eine planparallele Glasplatte gestellt, die auf einem Messing- 
tischchen, wie jedes der 4 Prismen, befestigt war. Die Schrauben desselben 
wurden so gestellt und das Fernrohr B so geneigt, dafs, mochte die Platte 
die eine oder die andere Seite dem letzteren zukehren, das Spiegelbild der 
Mitte des Spalts mit dem Schnittpunkte des Fadenkreuzes von B sich deckte. 
Die Glasplatte, deren Flächen auf diese Weise senkrecht zur oberen Fläche 
der Eisenplatte gerichtet waren, wurde nun durch eins der Prismen ersetzt 
