und die Spectren der chemischen Elemente. 65 
und die Schrauben seines Trägers so lange verstellt, bis dieselbe Deckung 
eintrat, wenn die eine oder die andere seiner brechenden Flächen als Spie- 
gel diente. War dadurch seine brechende Kante senkrecht zur Ebene der 
Eisenplatte gemacht, so wurde mit den andern Prismen auf dieselbe Weise 
verfahren. Nun wurde der mit einem Uhrwerk versehene Heliostat, der 
die Sonnenstrahlen in den Apparat reflectiren sollte, an seinen Ort gebracht 
und die Eisenplatte so gerichtet, dafs die durch den Spalt gegangenen Son- 
nenstrahlen den mittelsten Theil der Objectivlinse des Rohrs A erhellten. 
Die Prismen wurden dann so aufgesetzt und das Fernrohr B so gestellt, 
dafs in dem letzteren das Spectrum erschien. Die Prismen wurden darauf 
so gedreht, dafs diejenigen Strahlen, die beobachtet werden sollten, nahe 
das Minimum der Ablenkung erlitten, und so verschoben, dafs die Strahlen, 
die durch die Mitte des Objectivs von A gegangen waren, nahe durch ihre 
Mitten hindurchgingen. Endlich wurde das Fernrohr B sich selbst parallel 
so verschoben, dafs derjenige von den zu beobachtenden Strahlen, welcher 
durch die Mitte des Objectivs von A getreten war, die Mitte des Objectivs 
von B traf. Diese für die Deutlichkeit des Spectrums schr wesentliche Be- 
dingung wurde mit Hülfe zweier Deckel erfüllt, von denen jeder einen schma- 
len, vertikalen Spalt enthielt, die vor die beiden Objective gesetzt wurden ; 
war die Stellung des Fernrohrs B eine sehr fehlerhafte, so war dann das ganze 
Gesichtsfeld dunkel; bei passender Verschiebung desselben zeigte sich ein 
Lichtstreifen, der in die Mitte des Gesichtsfeldes gebracht werden konnte. 
Wurden nun die Deckel von den Objectiven abgenommen, der Spalt passend 
verengt und das Ocular von B ein wenig verstellt, so trat das Spectrum mit 
einer Schärfe hervor, in der es, wie ich glauben mufs, bisher noch nie gesehn 
worden ist. 
Um die Abstände der einzelnen Linien von einander zu messen, be- 
nutzte ich eine Kreistheilung, die an dem Kopfe der Mikrometerschraube 
angebracht ist, durch welche das Fernrohr B gedreht werden kann. Das 
Ocular war so gestellt, dafs die Fäden seines Fadenkreuzes Winkel von 45° 
mit den dunkeln Linien bildeten; der Schnittpunkt der Fäden wurde durch 
die Mikrometerschraube auf jede dieser Linien geführt, jedesmal die Thei- 
lung abgelesen und neben der Ablesung eine Schätzung der Schwärze und 
der Breite der Linie notirt. Nach diesen Aufzeichnungen wurden die Li- 
nien gezeichnet. Hierbei gebrauchte ich eine Art Theilmaschine, die aus 
Phys. Kl. 1861. I 
