IX. Chrono- 
meter-Prü- 
fungs - Institut. 
LXXVII Sternwarte. 
weichung der ertheilten Signale von der richtigen Greenwich Zeit betrug 
0,19 Sekunde. Von den 730 Zeitballsignalen in Cuxhaven konnten 2 
wegen Eisbildung an der Scheere nicht erfolgen, die übrigen 728 Signale 
erfolgten ordnungsmässig. Das Mittel der Abweichungen der ertheilten Signale, 
wobei zu bemerken ist, dass dieselben bei allen Reichs-Zeitball-Stationen, 
auf die halbe Sekunde abgerundet werden, betrug 0,24 Sekunde. In 
Bremerhaven fiel der Ball an 3 Tagen nicht, infolge von grösseren 
Reparaturen, ferner unterblieben 5 Signale wegen Versagens der mechanischen 
Auslösevorrichtung, die übrigen 719 Signale erfolgten richtig. Das Mittel 
der Abweichungen betrug 0,25 Sekunde. Die beiden zur genauen öffent- 
lichen Zeitangabe dienenden elektrisch-sympathetischen Uhren an der 
Fassade des Börsengebäudes und am Eingang zum Ostflügel der Stern- 
warte, sind während des ganzen Jahres in Uebereinstimmung mit der ihren 
Gang regulierenden Uhr auf der Sternwarte gewesen. Das Mittel der 
Abweichungen derselben von der genauen Mittel-Europäischen-Zeit hat 
0,30 Sekunde, die grösste Abweichung 1,4 Sekunden betragen. Eine 
Zusammenstellung der Abweichungen ist im „Oeffentlichen Anzeiger“ 
bekannt gegeben worden. Von den für den Zeitdienst der Sternwarte 
vorzugsweise benutzten beiden Normaluhren Kittel 25 und Tiede 375 hat 
die erste auch im vergangenen Jahre einen recht gleichmässigen Gang 
gezeigt, bei der letzteren dagegen sind im Laufe des Jahres auffallende 
Unregelmässigkeiten im Gange eingetreten und ist infolge dessen eine dem- 
nächstige Reinigung der im luftdicht abgeschlossenen Gehäuse seit Früh- 
jahr 1894 ununterbrochen in Gang befindlichen Uhr in Aussicht genommen. 
Die Thätigkeit des der Direction der Sternwarte unterstellten Chrono- 
meter-Prüfungsinstituts, Abtheilung IV der Deutschen Seewarte, war auch 
im vergangenen Jahr, besonders infolge der Inanspruchnahme seitens 
mehrerer grösserer Rhedereien, eine sehr ausgedehnte. Ferner wurden, 
wie auch früher, dem Institute von wissenschaftlichen Anstalten und 
geographischen Forschungsexpeditionen eine Anzahl Chronometer und 
Taschenuhren zur Untersuchung überwiesen. In der Zeit vom 9. November 
1896 bis 18. April 1897 wurde auf dem Institute die 20. Konkurrenz- 
Prüfung von Marine-Chronometern abgehalten, über deren Ergebnisse im 
Augustheft des Jahrgangs 1897 der „Annalen der Hydographie und 
maritimen Meteorologie“ ein eingehender Bericht des Direktors ver- 
öffentlicht worden ist. Von den geprüften 27 Chronometern wurden 6 
seitens des Reichs-Marine-Amts prämiürt und ausserdem 15 von diesem, 
sowie eines von der Handelsmarine, angekauft. Zu den 6 im Berichtsjahre 
abgehaltenen Prüfungen von Präcisions-Taschenuhren waren im Ganzen 
44 Instrumente eingeliefert. Die guten, in einzelnen Fällen als vorzüglich 
zu bezeichnenden Resultate dieser Untersuchungen, gaben Zeugniss von 
dem steten Fortschritt der deutschen Präeisionsuhren-Industrie. 
