der Gegend von Berlin. 99 



die Nadel senkrecht steht, mit absoluter Schärfe zu bestimmen; einige Mi- 

 nuten Östlicher oder Westlicher Wendung des Limbus lassen sich meisten- 

 theils nicht mehr an der Spitze der Nadel, die keinen Nonius hat, ohne 

 Zweideutigkeit wahrnehmen ; ist vollends das Instrument mehrere Stunden 

 der Sonnenhitze ausgesetzt worden, so findet man oft am Schlüsse der Beo- 

 bachtungen die senkrechte Einspielung der Nadel etwas abweichend von 

 dem, was man beim Beginnen der Observationen als Lage des magnetischen 

 Meridians annehmen mufste. Wir licfsen zwar als solche gelten die Mittlern 

 zwischen den zwei Lesungen am Anfange und am Ende der Beihe, aber mit 

 welchem Bechte? Denkbar wäre eine Methode, wo man sich nicht begnügte, 

 die Neigung der Nadel im Punkte 90 ein für allemal zu beobachten als durch- 

 gängigen Anhaltspunkt, sondern wo man die Neigung für verschiedene Azi- 

 muthe beobachtete, und mittelst einer nach Zerlegung der Kräfte eingerich- 

 teten Formel und der bekannten Neigung im Meridian den jedesmaligen Win- 

 kel, den die Ebene des verticalen Limbus mit dem Meridian machte, berech- 

 nete. Man kann sich 60gar wundern, dafs dieses Mittel noch nicht angewen- 

 det worden, um bei Bestimmung der Neigung aus je zwei aufserhalb der Me- 

 ridian-Ebene beobachteten correspondirenden Neigungen die entsprechende 

 mittlere Meridian- Stellung zu berechnen, und diese Bestimmungen als Con- 

 trolle für die auf unmittelbarem Wege gefundenen anzuwenden. Welcher 

 Anwendungen jedoch die Inclinations -Nadel an sich fähig sein mag zur Auf- 

 findung der Abweichung, so fanden wir doch bei Anwendung derselben keine 

 sehr genügende Approximation, wahrscheinlich weil die Bestimmung des 

 Sonnen -Azimuths mittelst des Schattens des Limbus nicht blofs an sich un- 

 sicher, sondern auch mit irgend einem constanten individuellen Fehler be- 

 haftet war. Aus sehr vielen Beobachtungen die unter sich nur mittelmäfsig 

 stimmten, kam im Mittel die Abweichung von 1 7° 49' 44", 2, welche offenbar 

 zu grofs ist, wie sich aus dem folgenden ergiebt. Bedenkt man vollends, 

 wie ungemein schwierig die Construction des Inclinatoriums ist, so wird man 

 sich abgeneigt fühlen, sehr viel von der eben erwähnten Methode zu erwar- 

 ten, selbst wenn man das Fernrohr, und die Formel für die Winkel zwischen 

 und Maximum der Inclination daran wendete; welches jedoch zu 

 versuchen wäre zum Nutzen der Beisenden. 



IL Die zweite Klasse der Beobachtungen wurde mittelst eines Bran- 

 derschen Declinatoriums angestellt, von der Art wie sie die Manheimer 



N2 



