J 02 Erman über die magnetischen Verhältnisse 



dafs sie das Azimuth der Sonne nur durch die Coincidenz des Schattens mit 

 der Fiduzlinie angiebt. Zu allgemein anerkannt ist das Schwankende dieser 

 Methode, um viel Worte darüber zu verlieren. Im Allgemeinen fand ich 

 doch in den auf diese Weise genommenen Reiben viel mehr Übereinstim- 

 mung als ich selbst erwartete, wozu einige günstige Umstände mit beitrugen. 

 Die grofse Bestimmtheit der schwarzen Fiduzlinie auf der weifsen Marmor- 

 platte, die gut gewählte Art des Fadens, und ganz vorzüglich der Umstand, 

 dafs die der Sonne zugewendete Dioptre, die den einen festen Punkt des 

 horizontal ausgespannten Fadens abgab, gerade unter ihm einen ziemlich 

 langen senkrechten Faden trug, dessen Schatten sich auf den Schatten des 

 horizontalen projizirt, aber in einer geraden Linie nur dann damit zusam- 

 menfällt, wenn die Einstellung ganz genau in der Ebene des Sonnen-Azi- 

 muths verwirklicht worden. Hiezu kam noch als drittes succursales Hülfs- 

 mittel, dafs unter dem senkrechten Faden dieser Pinnule sich das Visirloch 

 nach der entgegengesetzten Pinnule befindet; dieses Visirloch gab nun einen 

 Punctum lucidum ab, der bei genauer Einstellung in der Sonnen-Azimuths- 

 Ebene, auf den Schatten des Fadens fällt, und von ihm halbirt wird. Das 

 scharfe Beachten dieser drei concurrirenden Kennzeichen setzte uns in Stand, 

 die von der Diffraction und der Undulation der Luft herrührenden Mängel 

 grofsentheils zu beseitigen. 



Wenden wir uns nun von der Kritik der Beobachtungsmethode mit- 

 telst des Branderschen Inclinatorium im Allgemeinen betrachtet, zu der Kri- 

 tik der Individualitäten des angewendeten Exemplars, so bemerke ich zuerst, 

 dafs die Zentrirung und die Bewegung im Bogen um das Zentrum keinen 

 Fehler wahrnehmen liefs; die Theilung des Limbus und Nonius ward gut 

 befunden, bis auf einen Theilstrich, und zwar sonderbar genug den Wich- 

 tigsten von allen, den mittelsten Nullstrich, der in der Regel der genauste 

 zu sein pflegt: dieser Fehler ward berücksichtigt in allen Fällen wo dieser 

 Strich zur Ablesung des Nonius eintrat. Dem sehr wichtigen Mangel, dafs 

 die zum Instrument gehörige und früher von Tralles benutzte Nadel sich 

 nicht durch Umkehrung des Hütchens controlliren liefs, wurde abgeholfen; 

 denn es ist schon gesagt worden, dafs die Nadel die wir anwendeten sich auf 

 diese Weise verifiziren läfst. Ein anderer Mangel des Instruments ist, dafs 

 die Nadel um fast 4- Zoll Erhöhung über dem Strich schwebt, auf welchen 

 ihre Spitzen einzustellen sind; welche Parallaxen daraus entstehen können, 



