der Gegend von Berlin. 103 



bedarf keiner Erwähnung. Gilpin hat bei seiner Abänderung der Bran- 

 derschen Abweiehungsnadel diesem Fehler abgeholfen durch eine zwar artige 

 Vorrichtung, die er den zwei Stellungen der zu invertirenden Nadel anpafst, 

 gegen welche jedoch sich manches einwenden liefse. Da ich von der Hoff- 

 nung ausging, die Akademie werde ein dem jetzigen Zustand der Wissen- 

 schaft und der ausübenden Mechanik entsprechendes Instrument darstellen 

 lassen, so hielt ich es nicht rathsam, die veraltete Construction meines In- 

 struments wesentlich zu modifiziren, und begnügte mich auf der Glasplatte 

 welche die Nadel bedeckt zwei Microscope aufzustellen , eines über jede 

 Spitze; die Focallänge dieser Gläser war so gewählt, dafs mein Auge den 

 Strich auf dem Boden der Boussole, und den Strich auf den Spitzen mit fast 

 gleicher Deutlichkeit sähe, um sie in einer continuirlichen Verlängerung ein- 

 stellen zu können; die Ocular- Öffnung zur Einsicht war um 3 Zoll von der 

 Linse entfernt, und klein genug, um jeder bedeutenden Parallaxe vorzu- 

 beugen, welches für jede der Spitzen geschah, mit Ablesung des Grades für 

 jede. Leider geht die Ablesung des Nonius unmittelbar nur von drei Minu- 

 ten zu drei Minuten, und die sichere Abschätzung geht nur bis auf einzelne 

 Minuten. 



III. Bei der dritten Klasse der Beobachtungen wurde die Brander- 

 sche Boussole ihrer eigenthümlichen Bestimmung gemäfs angewendet, das 

 heifst, zur magnetischen Relevirung eines terrestrischen Gegenstandes, des- 

 sen Lage gegen den astronomischen Meridian genau bekannt war. Gewählt 

 wurde hiezu eine gute Marke am Heiligengeistthurm zu Potsdam, der von 

 dem Landsitze daselbst, wo die Beobachtungen angestellt wurden, um bei- 

 läufig 1500 Fufs entfernt ist. Ein sehr guter Reichenbachscher Theodolit 

 wurde im Zimmer aufgestellt; sein Zentrum mittelst eines in einer feinen 

 Stahlspitze sich endigenden Pendels durch einen Punkt im Kopfe eines im 

 Fufsboden eingeschlagenen Nagels sehr genau bestimmt. Das astronomische 

 Azimuth der Marke am Thurm ergab sich aus Abständen der Sonnen -Rän- 

 der von derselben, welche sehr oft genommen wurden nebst der dazu ge- 

 hörigen mittleren Zeit nach einem guten Chronometer, der jedesmal an 

 demselben Tage durch Sonnenhöhen controllirt worden war. Nun wurde 

 die Brandersche Boussole mittelst eines Pendels, der gerade von dem Punkt 

 unter der Spitze auf welchem die Nadel spielt, herab hing, genau in die 

 Stellung gebracht die der Theodolit früher einnahm; durch die Dioptren 



