104 Er man über die magnetischen Verhältnisse 



sollte nun das Alignement der Marke genommen, und der Winkel bestimmt 

 werden, den die Nadel mit diesem machen würde. Es fand sich aber, dafs 

 die gewählte Marke nicht in der horizontalen Ebene lag, die man mit den 

 Dioptren geradeaus sehen konnte, und der Mangel eines in verticaler Ebene 

 beweglichen Fernrohrs, wie ihn Beaufoy seiner Declinations-Boussole ge- 

 geben hat, wurde recht fühlbar. Es wurde daher eine bequemer gelegene, 

 sehr entfernte Wetterstange als Signal gewählt, nachdem man vom Beobach- 

 tungspunkte aus, den Winkel zwischen dieser Stange und der Thurm- Marke 

 durch achtfache Multiplication des Theodoliten bis zur stehenden Secunde 

 bestimmt hatte. Als nun das magnetische Azimuth der Wetterstange ge- 

 nommen, und darnach die Abweichung berechnet wurde, kam sie offenbar 

 falsch. Denn sie wich constant von den Mittleren aus der Masse der durch 

 die andern Methoden in freiem Felde genommenen Beobachtungen um etwas 

 mehr als 1° ab; so grofs ist die Verfänglichkeit der Local- Anziehungen des 

 Eisens in den Wohngebäuden. In der That war man bei der Wahl des zu 

 diesen Beobachtungen zu bestimmenden Zimmers sehr umsichtig gewesen 

 jede feststehende Eisenmasse zu vermeiden, und jede bewegliche zu entfer- 

 nen, und nur durch das anomale Ergebnifs der Abweichung wurde man auf 

 die wirkliche Existenz einer localen Anziehung geführt, deren Ursache sich 

 dann auch ergab in der Blechbedeckung eines Piesalits, in welchem eines der 

 Fenster angebracht ist, und die man wegen des Anstrichs für eine Ziegel- 

 bedeckung gehalten hatte, gleichartig der des übrigen Daches. Die oscil- 

 latorischen Messungen der Intensität an dem Punkte, wo die Declinations- 

 Boussole stand, zeigten, dafs allerdings dieses Eisen seinen störenden Einflufs 

 bis dahin erstreckte. Gilpin findet auch, dafs sein Instrument in seinem 

 Zimmer die Abweichung um 5' 4" gröfser giebt, als im freien Felde, und 

 wendet jedesmal dieses Correctionselement an für seine Beobachtungen im 

 Zimmer. Bei den so viel gröfseren aber quantitativ unbekannten Störungen 

 des vorliegenden Falls, war es um so nothwendiger, das magnetische Azi- 

 muth des Signals vom Zimmer aus genommen zu berichtigen durch Beo- 

 bachtungen im freien Felde. Der Theodolit wurde zu diesem Zwecke genau 

 über dem Zenterpunkt wieder aufgestellt und mit seinem verticalen Fernrohr 

 versehen. Alle übliche Correctionen mit den Fufsschrauben, Zapfenlager- 

 schrauben, und durch Umkehrung des Fernrohrs wurden sorgfältig ange- 

 wendet, und bei der Güte des Instruments gelang es, das Fernrohr in der 



