der Gegend von Berlin. 107 



Abweichung für den Mittag im October 1825 17° 40' 15", 03 gelten zu 

 lassen, und für das Maximum der Abweichung zwischen 1 und 2 Uhr N.M. 

 17° 40' 53". 



Da die Beobachtungen des Mittages durch correspondirende circum- 

 meridiane Azimnthe der Sonne nur mittelst des Schattens eines ausgespann- 

 ten Fadens an der Branderschen Boussole genommen worden, so blieben 

 die Beobachtungen mit dem Mangel dieser Methode an sich behaftet. Zwar 

 sind oben zwei Hülfsmiüel angegeben worden, welche das wesentlich man- 

 gelhafte der Einstellung durch den Schatten zum Theil verbesserten : wir 

 hatten uns jedoch vorgenommen, auf directem Wege zu finden, ob und wie 

 viel wir bei dieser Einstellung durch den Schatten geirrt haben mögen, und 

 dieses etwanige Corrections- Element auf unsere gefundene mittlere Miltags- 

 abweichung anzuwenden; die ungünstige Witterung während der Pfingst- 

 ferien hat uns an dieser Verification vor der Hand gehindert. Da aber die 

 Erörterung der Ideen, nach welcher sie geschehen soll, sehr nahe anstreift 

 an den eigentlichen Zweck dieser Vorlesung, die Beschaffung eines genauen 

 Declinations -Instruments zu erzielen, und Vorschläge dazu zur Sprache zu 

 bringen, so mag die betreffende Modihcation der Declinations -Boussole hier 

 in aller Kürze zu erwähnen sein. Sie besteht darin, dafs man der Dioptre 

 einer Smalkaldischen Boussole einen unter jede beliebige Neigung zu stel- 

 lenden Spiegel giebt. Auf diese Weise kann man unmittelbar den Mittel- 

 punkt, oder besser einen Rand der Sonne, oder irgend einen beliebigen 

 Stern releviren, und zugleich den entsprechenden Winkel, in welchen die 

 Magnetnadel einspielt, ablesen. W enn nun im selben Moment ein anderer 

 Beobachter mit dem Sextanten die Sonncnböhe und die Zeit, oder zu cor- 

 respondirenden Circummeridian -Höhen die Sonnenhöhe allein nimmt, so 

 hat man die Abweichung. Diese sinnreiche Construction sah ich zuerst im 

 Jahre 1S24 auf Helgoland, wo Herr LeComte, bekannt durch seine 

 magnetometrisch -nautische Untersuchungen sie mit auffallend gutem Erfolg 

 anwendete. Erst späterhin sah ich in Berlin ein Instrument, welches Herr 

 Geh.-B.ath Behrnhauer nach diesem Prinzip viele Jahre vorher hatte con- 

 struiren lassen, so dafs ihm die Priorität oder doch die Originalität der Selbst- 

 erfindung verbleiht. Die Einfachheit des englischen Instruments empfiehlt 

 sich sehr dem Reisenden, da man sogar aus freier Hand gute Approximationen 

 erhalten kann. Die viel zusammengesetztere Bchrnhauersche Construction 



02 



