112 Erman über die magnetischen Verludinisse 



ausmacht, aufgesetzt werde. Die Mittlere aus den zwei so erhaltenen Le- 

 sungen giebt die wahre, oder ein für alle mal die anzuwendende Correction. 

 Leider fanden sich hei der Ausführung dieser höchst einfachen und scharf- 

 sinnigen Methode technische Schwierigkeiten, und die Kürze der Zeit er- 

 laubte nicht auf Überwindung derselben sich einzulassen. Nachdem wir uns 

 fruchtlos abgemüht hatten, die Verification der Boussole auf irgend einem 

 anderen oft sehr complizirtem Wege unter gegebenen Umständen zu erhal- 

 ten, gab Herr Geheim -Rath Pistor eine höchst ingeniöse der, von Piams- 

 den zur Collimirung der Passageinstrumente angewandten, ähnliche Me- 

 thode an, und die Ausführung die er besorgen liefs, entsprach der Feinheit 

 des Gedachten. Senkrecht auf die Axe, welche die Boussole tragen soll, 

 ist eine starke Alhidade befestigt, sie trägt an ihren Endpunkten zwei Micros- 

 cope; diese werden so eingestellt, dafs das Filament eines vor ihnen senkrecht 

 auf die mit der Libelle horizontirte Axe herabhängenden Bleiloths gerade 

 vor der Intersection ihrer Fadenkreuze gesehen wird; stellt man nachher 

 die Boussole unter diese so eingestellte Microscope, so liest man vom Lim- 

 bus die zwei Punkte die in einer Ebene liegen welche senkrecht ist, auf die 

 horizontirte Axe der Boussole, und folglich entweder identisch oder doch 

 parallel mit der optischen Axe des Fernrohrs. Der Unterschied den man 

 findet zwischen der Summe der zwei abgelesenen Zahlen und 360° giebt die 

 Correction. Es versteht sich, dafs diese Manipulation nicht bei jeder Beo- 

 bachtung mit der Boussole zu wiederholen ist, die Correctionszahl vertritt 

 sie in der Mehrheit der Fälle. Da aber der Ring, der in den Boussolen den 

 Limbus abgiebt, nur eingelegt ist, nur durch starke Reibung an seiner Stelle 

 haftet und durch die Erschütterungen einer langen Fahrt oder durch Tem- 

 peraturverschiedenheiten sich doch etwas verrücken könnte, so ist es sehr 

 zweckdienlich, diese Verification gelegentlich wiederholen zu können. 



Schliefslich ist noch zu bemerken, dafs wenn die Conjuncturen der 

 Reise, zufällige Trübung der Nächte oder die lange Dämmerung nördlicher 

 Breiten keine Gelegenheit geben Sterne zu benutzen, das Passageinstrument 

 die magnetische Abweichung durch Sonnen- Azimuthe mit einem sehr genü- 

 genden Grade von Genauigkeit zu geben geeignet ist, vorausgesetzt die Zeit 

 sei bekannt durch vorhergehende und nachfolgende Beobachtung an den 

 Chronometern. Für die Reise des Herrn Dr. Ad. Erman ist bestimmt 

 das vorzügliche Kessels No. 1253., welches uns bei allen hier erwähnten 



