HS Er man über die magnetischen Verhältnisse 



düng der Maierschen Formel Latte, und zur Correction der etwanigen Feh- 

 ler der Axe. Diese Nadel spielte damals in einem anderen Limbus als dem 

 gewöhnlichen von Dollond construirten, und zur Reise bestimmten. Drei 

 Reihen wenig von einander abweichend gaben ihm 67° 56'. Dieses Ab- 

 weichen um einen vollen Grad von meiner Bestimmung war um so unange- 

 nehmer, weil es für die Zukunft dem Anschliefsen der Sibirischen Beobach- 

 tungen an die südlichen Humboldts durch Vermittelung der Berliner Station 

 neue und zum Theil unüberwindliche Hindernisse entgegensetzte. Als je- 

 doch bei seiner Rückreise Herr Hansteen in Kopenhagen und in Christiania 

 die Neigungen dieser Nadel in dem Gestell welches er in Berlin angewendet 

 hatte verglich mit denen, die sie früher und noch jetzt in ihrem gewöhnlichen 

 Dollondschen Limbus an diesen Ortern gab, so fand er einen Unterschied 

 von mehr wie 1 ganzen Grad, um welchen alle seine Bestimmungen der 

 Berliner Reise zu vermehren waren. Die Prüfung des interimistischen Lim- 

 bus mittelst einer flüchtigen Nadel zeigte in der That, dafs der untere Theil 

 desselben eine merkliche südliche Polarität halte, und der obere eine etwas 

 schwächere nördliche. Herr Hansteen suchte nun durch passende Ver- 

 gleichungen ein genaues Correctionselement für seine Berliner Beobachtun- 

 gen, und es fand sich, dafs die Nadel im Dollondschen Frame, der frei von 

 Polarität ist, gegeben haben würde 6S° 49' 30 ", welches nur um t' 16" ab- 

 weicht von 68° 50' 46", welches wir mit dem Gambeyschen Instrument 

 durch die Oscillatorische Methode gefunden haben, eine sehr genügende 

 Übereinstimmung. 



Durch die ziemlich genügende Libereinstimmung der Piesultate, welche 

 durch die verschiednen oscillatorischen Methoden erhalten wurden, sowie 

 auch durch directe Prüfung mittelst einer flüchtigen Nadel, beruhigt über 

 die etwanige schädliche Einwirkung des Limbus bei dem von uns angewen- 

 deten individuellen Inclinatorium, haben wir in den folgenden Jahren uns 

 desselben zu der üblicheren Beobachtung unmittelbarer Einstellungen der 

 Nadel bedient, und zwar das arithmetische Mittel genommen aus den 16 

 verschiednen Ablesungen, welche man durch Umkehrung des Limbus, Lm- 

 legung der Axe und Inversion der Pole erhält. In allen Fällen nämlich, wo 

 die Ineongruenz des Schwerpunktes und Umdrehungspunktes so klein ist, 

 wie es bei den Gambeyschen Nadeln der Fall ist, reducirt sich die von 

 Maier zur Rechnung angegebne Formel: 



