126 Erman über die magnetischen Verhältnisse 



tung, um den Mittelpunkt der Aufhängung nach Belieben innerhalb gewisser 

 Gränzen zu corrigiren, um bei Aufstellung des Instruments dem Mittelpunkte 

 der Bogen, welche die Stange beschreibt, eine bestimmte Stellung zu geben. 

 Auch ist ein Mechanismus dabei, um den Stab, ohne Schwankungen zu ver- 

 ursachen, aus der schwebenden Lage in die Ruhe zu bringen, indem man 

 ihn auf die Bodenplatte des Instruments niederläfst. Doch sind beide Me- 

 chanismen entbehrlich, wenn man die gleich zu erwähnende graphische Me- 

 thode wählt, welche die einfachste und sicherste ist. Der schwebende Mag- 

 netstab trägt an seinen beiden Enden eine nach oben gekehrte kleine Platte, 

 auf welcher sich eine fein getheiltc Scale befindet, deren Striche einen De- 

 cimalgrad in Zehne theilen. Über diese Ablesungsscale steht ein Microscop, 

 dessen Fadenkreuz den Strich angiebt, welchen der Magnetstab bei seinem 

 täglichen hin und her oscilliren jedesmal unter die Intersection des Faden- 

 kreuzes bringt. Um nun den Werth des beschriebnen Abweichungsbogens 

 zu finden, haben die Microscope eine Micrometer -Bewegung, die an einer 

 Scale angiebt, um wieviel Minuten im Bogen das Fadenkreuz verrückt wer- 

 den mufs, um den Stab in seiner veränderten Stellung zu verfolgen. Aber 

 auch dieser micrometrische Apparat ist entbehrlich oder vielmehr unanwend- 

 bar, denn in einer Stadt, in einem bewohnten Hause, und vollends in einem 

 Wohnzimmer sind stets der Sollizilalionen zur Bewegung soviel, dafs man nie 

 selbst nicht bei Nachte den Stab in der vollkommenen Ruhe finden wird, die 

 nöthig wäre zu einer richtigen micrometrischen Ablesung auf diesem Wege. 

 Wahrscheinlich ist der Mechanismus, der den Stab sanft aus dem schweben- 

 den Zustande in (\cn der Ruhe auf der unteren Marmorplatte versetzt, be- 

 stimmt, dieser Schwierigkeit abzuhelfen, und die Micrometrische Lesung an 

 der nunmehr ruhenden Stange zu vollziehen. Dieses Mittel ist jedoch höchst 

 verfänglich; immer berührt der Stab die Bodenplatte in einigen Punkten frü- 

 her als in allen andern, um diesen Stützpunkt macht nun die Stange eine 

 kleine Bewegung, und kommt in eine andere Lage; abgesehen davon, dafs 

 der Schwerpunkt auch nicht so mathematisch genau liegen kann, dafs nicht 

 im Augenblick wo der Boden berührt wird, ein kleines Wippen statt finden 

 sollte. Diese Umstände sind von grofser Wichtigkeit, wenn man bedenkt, 

 dafs die ganze Gröfse, um welche es sich handelt, nur wenige Minuten im 

 Bogen beträgt. Es ist viel gerathener den schwebenden Magnetstab ganz 

 frei seinen natürlichen und zufälligen Schwankungen zu überlassen, und bei 



