;4 Examen des Instrumens, é-f. 

 Apres cela il efl; permis de faire un peu plus d'attentionp 

 à l'incommodité que cauferoic un trop grand quart de cer» 

 cle ; & on peu: donc fe contenter de lui donner iz ou zj. 

 pouces de raïon , comme on le fait ordinairement à l'arc 

 MD du quartier Anglois. 



§. XXXV. 



Au furplus il n'eft pas nécefliiitc de parler ici de la 

 force qu'on doit donner aux Pièces qui compofent cet 

 Inftrument, pour que fait en bois il puifle fe foutenir.: 

 Nous ne dirons rien auffi de la manière de divifer les dé- 

 grez en minute. Les Fabricateurs d'Inftrumens de 

 Mathématique , fçavent que cette diviûon fe fait 

 en traçant fur le limbe plufieurs cercles concentriques, 

 qu'on coupe par des lignes obliques ou tranfverfales 

 qui doivent être courbes , aufli - tôt que les cercles 

 font tous à une égale diftance les uns des autres; mais 

 qu'on fait cependant droites fans erreur fenfiblc ; pour- 

 vu, qu'il y ait peu d'intervale entre les cercles. Ces 

 tranfverfales doivent être dans la rigueur de petites por- 

 tions de fpirale ( de celle d'Archiraede : ) mais en ren- 

 dant inégales les diftances des cercles ; on peut faire en 

 forte que les tranfverfales deviennent des arcs de cercles , 

 & alors on peut divifer le limbe par une méthode Géo- 

 métrique &: très- connue. Nous nous propofiions d'apliquer 

 à la pinnule E une efpece de micromètre , qui nous eue 

 difpenfé de divifer le limbe en minutes, & que nous eut 

 fions fait avancer d'un mouvement continu par le moïen 

 d'une vis : mais comme les deux mains du Pilote font 

 déjà occupées à tenir le quart de cercle, il feroit aflez 

 difficile de fe fcrvir de ce micromètre ; &c d'ailleurs cette 

 petite machine feroit trop délicate pour, plufieurs Ma- 

 rins. Nous ne pouvons pas non plus enchaffer dans la pin- 

 nule F un verre convexe pour fervir d'oculaire, & pour 

 mettre l'obfervateur en état de mieux diftinguer en C Is 

 point où fe termine le raïon de l'Aftre. Car il faudroit en- 



