gänzlich abgesehen; bei ihrer Vernachlässigung geht auf die Sternkoordinaten x und y, 

 welche als Mittel aus Lage R und Lage V entstehen, nur ein Fehler vom halben Betrage 

 obiger Größen ein, d. h. die vierte Dezimale kann um eine Einheit verfälscht bleiben. 

 Wie bereits erwähnt, wurde jede Platte zweimal durchgemessen, indem Lage V um 

 i8o° gegen Lage R gedreht wurde. In erster Linie wurde hierdurch die Wirkung des 

 persönlichen Einstellungsfehlers unschädlich gemacht, sodann aber auch der soeben be- 

 handelte Einfluß der Neigung der Fäden verkleinert. Dies gilt besonders für den vor- 

 liegenden Fall: die Messungen wurden in den späten Nachmittagstunden der Winter- 

 monate vorgenommen und bedingten demnach die Verwendung einer Petroleumlampe 

 zur Erhellung des Gesichtsfeldes; infolge dieser künstlichen und nicht völlig konstant 

 zu haltenden Beleuchtung sind die Beträge der Na und Ni, selbst, zumal in der 

 /1-Koordinate, sowohl unsicher als auch verhältnismäßig groß, ihre Differenzen hinsicht- 

 lich der beiden Plattenlagen jedoch klein genug. 



Die Ränder der Gitterstriche zeigten im allgemeinen folgendes Aussehen: 



Ai links verwaschen, rechts scharf; 



Ar links scharf, rechts scharf; 



Bo oben verwaschen, unten scharf; 



Ba oben verwaschen, unten verwaschen. 

 Besonders störend ist dies also bei B^: der Strich erscheint nur am Rande des Gesichts- 

 feldes scharf und dunkel, in die Mitte gebracht jedoch blaß und verschwommen. Die Ein- 

 stellungen müssen aber in der Mittelpartie des Feldes erfolgen, denn in den Randpartien 

 kann die Ablesung eines Plattenpunktes bis zu oFoio verfälscht sein: so erscheint auch 

 das horizontale Fadenpaar, wenn es in den unteren Teil des Gesichtsfeldes gebracht 

 wird, unten von scharfen hellen Linien begrenzt, und gestattet keine sichere Pointierung. 

 Nach mir gewordener Mitteilung von Herrn Scheiner ist dieser Mißstand durch die 

 geringere Güte des Objektivs bedingt, wegen deren es auch schon für die Messungen 

 der Photographischen Himmelskarte auf ein Drittel abgeblendet werden mußte, damit 

 überhaupt brauchbare Bilder erzielt würden. 



Aus einer Reihe vorbereitender Messungen ergaben sich bei beliebig gewählten 

 Gitterquadraten die Zonenmittel für Lampenlicht 



Na Nb 



189g Nov. 15 +oyoo8 +o!'oi4 



17 +0.012 -fo.oiS 



18 +0.012 +0.012 

 18 +0.008 +0.016 



im Mittel . . . +oroio +o!'ois 



Nachdem dann mehrere Stellungen der Petroleumlampe ausprobiert waren und die 

 günstigste durch Marken am Tische festgelegt, auch der Meßapparat sorgfältig nach- 

 gesehen und justiert worden war, gelang es, Ni, herabzudrücken, doch stieg dafür nun 

 Na im Verlauf der Messungen noch weiter an. Versuchsweise stellte ich 1900 Februar 3 

 ein beliebiges Quadrat erst bei Tages-, dann bei Lampenlicht ein und erhielt folgende 

 Werte für „ ., 



Na Nb 



Tageslicht — ofooj +0^001 



Lampenlicht +0.016 +0.002 



