8 Sil/.uni; flcr ]]liysik;iliscli-iii;itliciiialisclicn Klasse \(iiii 7. .laniiar Htlö 



zum AbscIiiriHcn der Stralilcn diente, i, und iy^ die Qunrzlinsen. s einen 

 auf der Linse L, ])efestig-ten. initer 45° stellenden llilfsspiegel. D einen 

 als Strahlungsfilter dienenden Sdiirin aus 0.4 mm dicker I'ain)e, T das 

 'riiermoelement des Mikroradiometers. Die BedcMitunj;- der übrigen 

 Hue]ista1)en ist dieselbe wie in Fig. I a. 



Die; hier verwendeten sehr kostbaren (^)uarzhnsen sind von d<'i' 

 Firnui Carl Zeiß ausgeführt und mir xon der Kgl. Preuß. Akademie 

 der Wissenschaften für die hier mitgeteilten Versuclie in dankens- 

 werter Weise zur Verfügung gestel't worden. Die Quarzlinsen hatten 

 12 cm Durchmesser und besaßen in der Mitte eine Dicke von 15 mm, 

 an den Rändern von 3 nun. Sic waren für axiale Abbildung (Bild- 

 weite 20 cm, Gegenstandsvveite 30 cm) unter Zugrimdelegung des 

 Brecliungsindex n= 2.14 spliäriscli komgiert. Die Linsen bewährten 

 sich als sehr lichtstark, und es gelang mir nnt Hilfe derselben, für 

 die durch 0.4 mm dicke Paj)pe filtrierte langwellige Strahlung der 

 Quarzquecksilberlannie zu\ erlässige Messungen des Reflexionsvermögens 

 auszuführen. 



Bei der Messung des Retlexionsvermögens müssen häufig Aus- 

 schläge von sehr versciiiedener (iröße miteinander verglichen werden. 

 Es ist deshalb unbedingt erfcu'derlich, sich davon zu überzeugen, wieweit 

 die beobachteten Ausschläge den zu messenden Sti-ahlungsintensitäten 

 ])roportional sind. Es wurde zu diesem Zweck ein von K. Angström' 

 angegebenes, sehr einfaches Verfahren verwendet. Es besteht darin, 

 daß man einen mit mehreren verscldießbaren Löchern versehenen un- 

 durchlässigen Schirm in den Strahlengang einschaltet, die einzelnen 

 Löcher nach der Reihe öffnet und seldießt und die beobachteten Aus- 

 schläge notiert. Nunmehr werden mehrere Löclier gleichzeitig geöffnet. 

 Der dann beobachtete Ausschlag muß, wenn Proportionalität zwischen 

 den Ausschlägen und Strahlungsintensitäten vorhanden sein soll, gleich 

 der Summe der beim Öffnen der einzehien Löcher beobachteten Einzel- 

 ausschläge sein. Derartige Kontrollmessungen wm-den iimerhalb der 

 Ausschlagsgrenzen 4 mm bis 200 mm mehrfach vorgenommen, ohne 

 daß eine mehr als ein Prozent betragende Abweiclning von der Pro- 

 portionalität festgestellt werden konnte. 



Die (lenaidgkeit der erhaltenen Werte für das ReÜexionsvermögen 

 ist natürlich von der Intensität der verwendeten Strahlenarten abhängig. 

 Bei den Reststrahlen von Flußspat, Steinsalz und Sylvin verfügt man 

 freilich über so bedeutende Strahlungsintensitäten, daß hier eine Be- 

 schränkung der Meßgenauigkeit durch Ablesungsfehler nicht in Betracht 

 kommt, weil mit Ausschlägen von melireren himdert Skalenteilen ge- 



K. Ängström, Wied. Ann. 26, S. 260, 1885. 



