324 Sitzung der i)hysikalisch-matliematischen Klasse vom 15. April 1915 



gehen. Die gewählten Bedingungen sind derart, daß die Assimilation 

 eines normalen, sehr gut assimilierenden Blattes weder durch Erhöhung 

 der Kohlensäurekonzentration noch durch Vermehrung des Lichtes ge- 

 steigert werden kann. Bei geringerem Kohlendioxydgehalt würde der 

 Fall eintreten, daß gut und schlecht assimilierende Blätter die gleiche 

 nssimilatorische Leistung zeigten, weil es den ersteren an Kohlensäure 

 fehlte. Auch die gewählte Belichtung hat in den meisten Fällen fiir 

 die maximale Leistung hingereicht; nm* bei den wenig Licht absor- 

 bierenden gelben Blättern Aväre es nötig, imi die größte Umsetzung zu 

 erzielen, mit noch größerer Lichtstärke zu arbeiten. 



Keine ebenso gi-oße Bedeutung wie den Bedingungen der Assi- 

 milation kommt der Wahl der analytischen Methode zu. Wir folgten 

 im Prinzip der Arbeitsweise von U. Kreusler', die darin besteht, daß 

 die Kohlensäure in dem zu den Blättern geleiteten und im abgeleiteten 

 Gasstrora ermittelt wird. Der A'ergleicli zwischen dem Kohlensäure- 

 gehalt des Luftstromes, der über die Blätter im Dunkeln geleitet 

 worden ist, und dem Strom, der über die belichteten Blätter geht, gibt 

 mis ohne Einfluß der Atmung den Betrag des assimilierten Kohlen- 

 dioxyds. Im einzelnen weicht unsere Versuchsanordnung von der 

 Kreuslers erheblich ab, darin, daß wir mit geringeren Gasmengen, 

 kürzeren Zeiten und kleinräumigen Apparaten arbeiten. 



Die Blätter, 5 bis 30 g, befinden sich in einer kleinen, tlachen 

 Glasdose, die in ein Wasserbad von konstanter Temperatur eingesetzt 

 ist. Die frisch beschnittenen .Stiele sind durch ein Silberdrahtnetz ge- 

 steckt und tauchen in Wasser. Die Temperatur wird in der Dose 

 imter den Blättern gemessen. Die kohlensäui-ehaltige Luft wird ;nis 

 einer Dnickflasche dtirch ein Strömungsmanometer, mittels dessen der 

 Gasstrom konstant erhalten wird, dann durch eine zur Befeuchtung 

 dienende WaschÜasche von konstanter Temperatur in die Assimila- 

 tionskammer geführt; A'on hier wird er durch Trocknungsröhren und 

 den Absorptionsapparat für Kohlendioxyd in eine Präzisionsgasuhr 

 entlassen; die Volumen Vermehrung der Luft diu-ch die Entbindimg 

 von Sauerstofi' könnte noch berücksichtigt werden. Die Kohlensäure- 

 absorptionsapparate werden einige Stunden hindurch in kurzen Inter- 

 vallen, z. B. alle zwanzig Minuten, gewogen. 



Als Lichte [uelle dient uns eine +-Watt-Osramlampe von 3000 

 Kerzenstärken, die in 25 bis 15 cm Abstand montiert wird imd dann 

 ungefähr 48000 bis 130000 Lux entspricht. Zwischen Lampe und 

 Absorptionskammer befindet sich als Strahlenfilter eine Schicht ge- 

 kühlten Wassers, das wir in gewissen Fällen behufs Anwendung far- 



' Landwirtscli. Jahrb. 14,913 [1885]; 16,711(1887]; 17, 161 [1888]; 19, 649 [1890]. 



