W. .Iaeokr und II. von Strinwehr: Die Wärmekapazität des Wassers 42o 



kann tlas NewtonscIic Alikühlungsgesetz. auf dorn die Korrektion wc^en 

 des Wärmeaustausches berulit, als gültig annehmen. 



Andererseits entsteht aber durch die Kleinheit des 'IVmperatur- 

 intervalls eine gewisse Schwierigkeit für die ^Messung der Temperatur. 

 Deim um ein Temperaturintervall von 1.5° auf ein Zehntau.sendstel mit 

 einem Platintliermometer zu messen, muß die Widerstandsmessung auf 

 '/j Millionstel des Wertes, wenn auch nur relativ, zuverlässig sein. In- 

 dessen ließ sieh diese SeliAvierigkeit durch geeignete Meßmethoden über- 

 winden: es zeigte sich, daß die Hauptfehlerquelle in den Korrektionen 

 fiir den Wärmeaustausch des Kalorimeters mit der Umgebmig liegt. 

 Um diese Korrektionen zuverlässig zu gestalten, muß die Außentemiie- 

 ratur genau definiert und entweder absolut konstant 0(b'r in ihrer Ver- 

 änderung genau bekannt sein. Daher wurde das Kalorimeter allseitig 

 mit einem doppelten Wassermantel umgeben, durch den Wasser von 

 der erforderlichen Temperatur strömte. Nach diesen allgemeinen Prin- 

 zipien war das Kalorimeter folgendermaßen k(jnstruiert. 



Das eigentliche Kalorimeter 

 (vgl. nebenstehende Abbildung) 

 besteht aus einem Kupfergefaß 

 von 50 1 Inhalt, welches die 

 Form eines horizontal gelager- 

 ten Zylinders besitzt, der all- 

 seitig geschlossen ist. Nur für 

 die Durchführung der Kühr- 

 achse und des Thermometers 

 und fiir die Zuleitungen zur 1 1 eiz- 

 spule sind Üffniuigen in dem 

 Deckel des Kalorimeters vor- 

 handen, der dasselbe nach außen 

 abschließt. Der völlige Ab- 

 schluß des Kalorimeters ist zur 

 Verhinderimg derVerdampfung 

 des Wassers erforderlich, weil 

 die Messimgen auch bei erheblich über der Zimmertemperatm- liegenden 

 Temperatm-en ausgeführt werden sollten. Für die großen Wasser- 

 massen des Kalorimeters ist ein kräftiges Rührwerk vorhanden, damit 

 die theoretische Bedingung einer gleichmäßigen Temperatur nach ^lög- 

 lichkeit erfiillt ist. Durch die Schlangenwindungen des die Außen- 

 temi)eratur bestimmenden Wassermantels wird mittels eines Pumpwerks 

 fortwälu-end temperiertes Wasser in Zirkulation gehalten, das durch 

 einen Heiz- oder Kühlapparat strömt, die auch beide kombiniert werden 

 können. 



42» 



