426 Gesamtsitzung vom 17. Juni 1915 



Die Voniflitungen zur elektrischen Heizung des Kalorimeters, 

 zum Messen der Temperatur, der elektrischen Leistung und der Zeit 

 sind ganz analog den bereits früher beschriebenen Einrichtungen, welche 

 zur Eichung des Verbrennungskalorimeters für die HH. E. Fischer und 

 Wrede dienten'. Die zur Erreichung eines Temperaturanstieges von 1.5° 

 benutzte Heizspule bestand aus Konstantandraht von i mm Durchmesser 

 und 10 Ohm Widerstand, in dem bei einer Belastung mit 10 Ampere 

 eine Leistung von i Kilowatt fünf Minuten lang umgesetzt wm-de. Die 

 auf einen Messingzylinder von 10 cm Länge und 8 cm Durchmesser 

 gewickelte Spule war derart isoliert, daß sie direkt in das Wasser 

 eingesetzt werden konnte. 



Das Gewicht der gesamten Metallmassen des Kalorimeters betrug 

 rund 7.2 kg, der Wasserwert derselben etAva 0.67 kg, also nur etwas 

 melir als ein Prozent der Wassermassen (50 kg). Daher genügte bei 

 der angestrebten Genauigkeit Aon i Zehntausendstel die Kenntnis der 

 spezifischen Wärme der Metallmassen auf ein Prozent; die Änderung 

 der spezifisclien Wärme mit der Temperatur brauchte nicht berück- 

 sichtigt zu werden. 



Die Achse des Rührers war von der sie antreibenden biegsamen 

 Welle durch ein Hartgummistück isoliert, um die Wärmeableitung aus 

 dem Kalorimeter durch die Welle zu verhindern und die Metallmassen 

 abzugrenzen. Bei der Stromzuleitung zur Heizspule Avar eine solche 

 Abgrenzung nicht angängig; doch ist die daher rührende Unsicherheit 

 für die Berechnung des WasserAvertes der Metallmassen nur gering. 



Das GeAvicht des mit Wasser gefüllten Kalorimeters wurde mit 

 einer zAveiarmigen Wage, die bei 50 kg Belastung noch etwa '/lo g 

 zu messen gestattet, eraiittelt. Die Abnahme des WassergeA\4chts 

 durch Verdampfung Avar nur sehr gering; sie betrug in einem Monat 

 erst ungefähr ein Zehntausendstel des Gewichts (5 g). Die Ab- 

 kühlungskonstante des Kalorimeters Avar rund '/iooo° pro Minute und 

 Grad Celsius. Die Temperaturgänge vor imd nach der ErAvärmung 

 durch den Strom fielen daher im allgemeinen sehr klein aus, konnten 

 aber trotzdem nocli sicher gemessen Averden. 



Die Messung der elektrischen Energie geschah in der früher be- 

 schriebenen Weise mittels eines Kompensators Aon 1 0000 Ohm Wider- 

 stand und einem entsprechenden Drehspulgalvanometer der Siemens- 

 schen Form, indem Avährend des Stromdurchgangs durch die Heiz- 

 spule abAvechselnd die Stromstärke und die Spannung an den Enden 

 der Spule gemessen und mit der Spannung eines Westonnormalele- 

 ments verglichen Avurde. Hierdurch befreit man sich A'on jeder An- 



Vgl. diese Berichte 1908, S. 129. 



