W. .lAKfiiH iiiiil II. VON Steinwkhr: Die Wiiniiekapiizilät des Wasscis 427 



nähme ühcr das Verlialten des Widerstandes wälin>n<l des Stronidureli- 

 «ijangs. Die Einrielituny war dabei so tcetroflen, daß man sowcilil für 

 die Strom- wie die Spannungsmessung sowie aueli für die Spannung 

 des Normalelements, das zum Vergleich diente, annähernd die gleichen 

 Einstellungen am Kompensator erhielt. Dadurch fallen die Unsichcr- 

 lieiten <ler Komix'nsatorwiderstiinde l)ei der Messung völlig heraus; 

 der Kompensator dient im wesentliciien nur dazu, die kleinen Unter- 

 schiede der drei zu messenden Spannungen zu ermitteln. Dii' zur 

 Messung bentitzten Normalwiderstände und -eleinente waren an die 

 Einheiten der Reiehsanstalt sorgfältig angeschlossen. 



Die Dauer des Stromschlusses, die bei einer Versuclisdaucr vom 

 5 Minuten auf wenigstens 0.03 Sekunden genau sein mußte, wurde 

 mit Hilfe eines zwei Schreibfedern besitzenden Chronograpiien ge- 

 messen. Die eine dieser Federn diente für die von einer Normaluhr 

 gelieferten .Sekundenmarken, die andere für die Marken des .Strom- 

 schlusses und der Stromöflfnung. Der Zeitraum einer Sekunde ent- 

 sprach auf dem Papierstreifen einer Länge von i cm. Die Zeitmarken 

 für den Anfang und das Ende des Versuchs erhielt man als kleine 

 Zacken, die beim Sehließen und Öffnen des Stroms durch Aufladen 

 oder Entladen von Kondensatoren (6 kleine Konden.saforen von je 

 2 MF) automatisch entstanden. Die einer Akkumulatorenbatterie ent- 

 nommene Spannung betrug dabei 140 \'olt; die Batterie wurde vor 

 der Messung auf einen Widerstand von 10 Ohi.i längere Zeit ge- 

 schlossen, um beim Einschalten der Heizspule von 10 Ohm .sofort 

 konstante Stromverhältnisse zu erzielen. 



Den schwierigsten Teil der Messung bildete die Ermittlung der 

 durch die elektrische Energie bewirkten Temperaturerli()liung. Diese 

 Größe ergibt sich durch geeignete Kombination der vor und nach dem 

 Versuch ermittelten gleichmäßigen 'J'emperaturgänge, die außerdem 

 zur Berechnung des Wärmeaustausches mit der Umgebimg nötig sind. 

 Für die letztere Größe ist allerdings auch die Kenntnis des Temperatur- 

 verlaufs während der Heizung selbst erforderlich. Dieser Verlauf 

 konnte aber ein für allemal bestimmt werden, da infolge der verhält- 

 nismäßig kleinen Metalhnassen der Temperaturverlauf sich als völlig 

 linear erwies. 



Für die Berechnung des Wärmeaustausclies mit der Umgebung 

 darf man, soweit das Integral der unten folgenden Gleichung (2) in 

 Betracht kommt, annehmen, daß die Temperatur des Kalorimeters, 

 vom Stromschluß an gerechnet, 0.36 Minuten lang konstant bleibt 

 (Zeitdauer r,), daß sie darauf linear während fünf Minuten ansteigt 

 (Zeitdauer t,), um dann wieder konstant zu werden. Die Zeitdauer (r^) 

 für die Nachperiode ist verschieden gewählt worden. 



