428 Gesaintsitzung vom 17. Juni 1915 



Für die Bereclinuiig' der Teinperaturerliöliung des Kalorimeters 

 und die Messung mit dem Platintliermometer kommen folgende Über- 

 legungen in Betracht. In den Formeln bedeutet / die Zeit {t. und t, 

 die Zeiten des Stromschlusses und des willkürlich innerhalb des gleich- 

 mäßigen Endganges gewählten Endes des Versuchs), u die jeweilige 

 Temperatur des Kalorimeters, v = dujdt die gleichmäßige Änderung 

 derselben in den Gängen am Anfang und Ende, ?/„ die Temperatur 

 der Umgebung, die im allgemeinen als linear veränderlich mit der 

 Zeit betrachtet wird, und a die bereits erwähnte Abkühlungskonstante 

 des Kalorimeters. Dann folgt mittels der NEwiONSchen Gleichung: 



( I ) V = dujdt = — ff (w — wj ) 



und aus der durch Beobachtung gefundenen Temperaturerhöhung 

 U = u^ — u, für den wegen des Wärmeaustausches korrigierten Tem- 

 [)eraturanstieg U', der gefunden worden wäre, wenn kein Wärmeaus- 

 tausch mit der Umgebung stattgefunden hätte, der Ausdruck: 



(2) U'=:U ' -\(u — u^)d(. 



u, — u, I— Cj 



i, 



Die Korrektionsgröße C rührt von der Veränderung der Außentem- 

 peratur her; ist die Differenz zwischen Anfang und Ende der Außen- 

 temperatur (zu den Zeiten t, und t^) gleich Au'„, so ist ^ = Au'jU. 



Voraussetzung für die Anwendung der NEwxoNSchen Gleichung 

 ist erstens, daß der Abkühlungsfaktor a nicht von dem Temperatur- 

 unterschied abhängt, was durch Benutzung einer kleinen Temperatur- 

 (liflerenz erreicht wird; zweitens, daß die mit dem Thermometer ge- 

 messene Temperatur an irgendeiner Stelle des Kalorimeters wäiirend 

 der gleichmäßigen Temperaturgänge auch der Temperatur der Kalori- 

 meterwandung entspricht. Diese Bedingung ist durch ein kräftiges 

 Rührwerk und eine verhältnismäßig dünne Kupferwandung des (^efößes 

 erfiillt worden. Schließlich muß die Außentemperatur während der 

 ganzen \'ersuchsdauer, die etwa lo Minuten beträgt, bekannt sein. 

 Nach Möglichkeit ist auch diese Bedingung erfüllt worden; um ihr 

 in ganz vollkommenem Maße zu genügen, hätte die Apparatur noch 

 weiter verbessert werden müssen und hätte dadurch eine ganz erheb- 

 liche Komplikation erfahren. Für Messungen oberhalb 50° wird sich 

 eine solche Verbesserung auch notwendig machen. Am besten ist die 

 Bedingung naturgemäß, wie auch die übrigbleibenden Fehler der Beob- 

 achtungen zeigen, in der Nähe der Zimmertemperatur erfüllt. 



Das Ilauptglied der (deichung 2 ist die Größe U ^ u^ — ?/,, die 

 sich aus den zu den Zeiten t, und t, gemessenen Temperaturen des 



