W. .Iakgih und II. von Stkinwi-hr: Diu Wäi-iiK'kapnzität des Wassers 425) 



Kalorimeters erfi^ibt. Die Diflerenz f' muß auf ein Zeliiilausciidstcl 



hekannt sein, d. Ii. mau muß den (iradwert des Platintlurmometers 



u, -+■ u, 

 für die Mitteltemperatur //,, = bis auf den angegebenen Betrai;- 



kennen. 



Legt man fiir den Widerstand ir des 'rinTmometers in .\bli;iugig- 

 keit von der Temperatur u die quadratische Uleieliung 



(3) tc = M'o(H-äM-4-/8m') 



zugrunde, in der ir^ den Widerstand bei o" bedeutet, so erliält man, 

 wenn W, und W, die den Zeiten t, und t, entsprechenden ^Vidrrst;iIlde 

 darstellen und wenn zur Abkürzung gesetzt wird 



4 B= = 1 + 507) , 7 = -^ 



die Gleichungen 



r- -^ zur Tir» 1 ..1 -ß ^ dw, du 



i = (\y, — W,) und angenaliert t\ — r, = 



i+7*"m i-i-y'U„\dt dt 



Es kommt also darauf an, den Faktor Bj(i -i-y-u,„) mit der ange- 

 strebten Genauigkeit von einem Zehntausendstel zu kennen. Die beiden 

 zur Messung benutzten Platinthermometer waren von den Hei-ren 

 HouiOKN und Henning bei den Fixpunkten 0°, 100° und dem Seliwefel- 

 siedepunkt (444.5° in absoluten Celsiusgraden) geeicht und freundlichst 

 zur Verfügung gestellt. Für den vorliegenden Zweck nmß die Eichung 

 bei 0° und 100° auf 0.01°, diejenige beim Schwefelsiedepunkt auf 

 o. I 5° genau aiisgefiihrt sein (vgl. die Ausführungen in den Ann. der 

 Phys. 43, 1167; 19 14). Die Messungen bei 0° und 100°, auf die es 

 besonders ankommt, sind nochmals möglichst genau wiederholt worden'. 



Für die beiden Thermometer hatte B die Werte 43.1 und 41.6, 

 7 war — 2.94 und — 2.92•IO~^ Der Faktor £/(i+7'M,„), mittels 

 dessen die Widerstands werte auf die Temperatur umgerechnet werden, 

 ändert sich also j)ro (irad um etwa 3 Zehntausendstel. 



Die Messung der kleinen Temperaturgänge am Anfang und Ende 

 des Versuchs wurde mittels der KonLKAUscuschen Differentialmethode 

 ausgefiihrt. Die Anwendung des Kompensators oder der Thonison- 

 brücke, die zur Messung gleichfalls geeignet erscheinen könnte, erwies 

 sich als ungenauer imd unbequemer. Der Vergleichswiderstand, mit 

 welchem der Widerstand des Platinthermometers gemessen wurde, 



' Außerdem sind diese beiden Tliermometer an die enijiirische Teinperaturskala 

 angeschlo-sscn worden, welche durch (^)uecksilberwiderstandsthcrin()metcr in Quarzglas- 

 hülle dargestellt wird (vgl. Ann. der Phys. 43, 1165 und 45, 1089; 1914). 



