(9) 



480 Gesaintsitzung vom 17. .luui 191') 



war durch Maiifjaninbüchsen gebildet, die in Petroleum standen und 

 genau bekannt waren. Zu diesem Büchsenaufbau lag ein Km-bel- 

 rlieostat (N) parallel, durch den die allmähliche Widerstandsänderung 

 des Thermometers während der Temperaturgänge am Anfang und Ende 

 des Versuchs kompensiert werden konnte. Meist benutzte man dabei 

 den Zeitmoment, in dem der Galvanometerspiegel die NuUage passierte. 

 Zur Messimg diente ein Kugelpanzergalvanometer von 8 Sekunden 

 halber Schwingmigsdauer, dessen beide Zweige einen Widerstand von 

 je 50 Ohm besaßen: die Strombelastung des Thermometers und des 

 Vergleichswiderstandes betrug 0.005 Ampere. Einer Änderung von 

 I IVIillionstel des Widerstandswertes entsprach etwa '/z Skalenteil 

 Ausschlag. Der Temperaturgang wurde etwa 10 Minuten lang von 

 Minute zu Minute beobachtet; die dabei für den Nebenschluß iV er- 

 haltenen Werte wurden graphisch aufgetragen. Die einzelnen diu"ch 

 Beobachtung gefundenen Punkte lagen meist sehr gut in einer geraden 

 Linie, durch welche die Beobachtungen ausgeglichen wurden. 



Die Berechnung der Temperaturdiflerenz U' gestaltet sich weiter 

 in folgender Weise. Der Widerstand w des Thermometers ergibt sich 

 aus dem festen Widerstand R' (Büchsenanordnung) und dem Neben- 

 schluß N als: 



Zur Abkürzung wird dann noch gesetzt: 



(7) v = — und ^ = 1 + ^. 



Macht man ferner für den Temperaturverlauf Avährend der Heizung 

 des Kalorinu'ters die früher erwähnten Annahmen, so kann man 



(u — u^)dt 



Mj — U, 2 



setzen imd erhält nach einigen Umfornumgen schließlich zur Berech- 

 nung von U' die Formel: 



I + 7 • M„ I £, Ej I ^ L ^i V - / ^^ \ 2 / 



Die in tlieser Formel vorkommende Korrektionsgröße 



(10) & = (M M_) 



£, £, E 



rülirt im wesentlichen von der Veränderung des Widerstandes R' wäh- 

 rend der Versuchsdaucr her; x' ist der Temperaturkoeffizient von 



