900 Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse vom 9. Dezember 1915 



liebigen Zeitpunkt entspricht, also auch, worauf es ja in erster Linie 

 ankommt, den Maximaldruck der Gasexplosion ableiten. 



Bei Durchsicht der vielen photographiseh aufgenommenen Dia- 

 gramme, die zu einer Ideinen Sammlung im physikalisch-chemischen 

 Institut der Universität vereinigt sind und für etwaige Berechnungen 

 von jedem Fachgenossen daselbst eingesehen werden können, finde ich, 

 daß bei allen als brauchbar erkannten Diagrammen die vorstehende 



OL 



Bedingung erfüllt ist; selten erreicht - den Wert o.oi, meistens sind 



die Schwingungen überhaupt gar nicht oder nur mit einer Lupe er- 

 kennbar. Daraus folgt also, daß das von Pier und seinen Nachfolgern 

 benutzte Membranmanometer den Druckverlauf bei Gasexplosionen voll- 

 kommen fehlerfrei, was den Einfluß einer etwaigen Trägheit der Membran 

 anlangt, Aviedergibt. Bei den Explosionen, bei denen kleine Schwin- 

 gungen auftraten — es waren dies im Sinne der Gleichung (ii.) na- 

 türlich nur solche, bei denen ein steiler Druckanstieg vorlag — , ist 

 ferner zu erkennen, daß die Dämpfung der Schwingungen gering ist, 

 was natürlich zu beachten ist. Denn ein stark gedämpftes Meßinstru- 

 ment könnte eine schwingungsfreie Kurve liefern, die wegen seiner 

 Trägheit doch stark hinter dem jeweiligen wahren Wert nachhinkt. 

 — Kurve II in der Figur erläutert das Verhalten nach Gleichung (i i). 



Derartige Kurven sind vielfach beobachtet, nur daß der anfäng- 

 liche Anstieg stets langsamer erfolgte, als der Formel (6.) entspricht; 

 die Schwingungen treten demgemäß, wo sie überhaupt deutlich er- 

 kennbar sind, immer erst etwa in der Gegend des halben Anstiegs oder 

 noch später auf. Die oben gezogenen Folgerungen bleiben dadurch 

 natürlich unberührt. 



Nach Erreichung des Druckmaximums fällt wegen Abkühlung der 

 Druck wieder ab; dieser Abfall ist aber immer so viel langsamer als der 

 Anstieg, daß hier nie sichtbare Schwingungen auftreten, vielmehr das 

 Instrument in jedem Punkte den jeweiligen Druck richtig wiedergibt. 



Natürlich gelten die obigen Darlegungen auch für den Fall, daß 

 es sich nicht um den Verlauf von Gasexplosionen, sondern um die Re- 

 gistrierung des durch Sprengstoffe oder Schießpulver hervorgerufenen 

 Druckes handelt, liier erkennen wir zugleich den Unterschied brisanter 

 und relativ langsam verpuff'ender Sprengstoffe; im ersten Falle haben 

 wir einen Kurvenverlauf nach I, im zweiten nach II (vgl. Figur); im 

 ersteren B'alle wird das Material (Registrierbombe, Geschützkammer usw.) 

 erheblich stärker beansprucht als im zweiten, auch wenn der Maximal- 

 druck in beiden Fällen der gleiche ist. Zweifellos ist hierin mindestens 

 zum Teil die Erklärung der so viel größeren zerstörenden Kraft brisanter 

 Sprengstoffe zu erblicken; übrigens trat dieser Unterschied bei den be- 



