Nernst: Zur Registrierung schnell verlaufender Druckändeiiingen 901 



kannten Versuchen von Vieille mit dem Stauchungsmanometer bereits 

 klar zutage luid wurde zugleich von ihm auch richtig theoretisch ge- 

 deutet'. 



Viel störender als die im vorliergelienden besprochenen Scliwiu- 

 gungen sind solche, die ihre Ursache oflenbar in Wellenbewegungen 

 der erhitzten Gasmasse besitzen und deren Natur Bjerrum' bereits deut- 

 lich dargelegt hat; besonders bei Sauerstoffüberschuß verhindern sie 

 häufig jede genaue Messung. Tritt Resonanz der Membran ein, so kann 

 sogar das auf der Membran befestigte Spiegelchen abgeschleudert werden ; 

 sind die Schwingungszahlen von Gasmasse und Membran wenig ver- 

 schieden, so treten deutlich Schwebungen ein, d. h. in sehr kurzen 

 Intervallen wechseln starke und minimale Anschläge der Membran ab. 

 In einer bereits abgeschlossenen, aber noch nicht veröff"entlichten Arbeit 

 wird Hr. Dr. Lummerzheim diese Erscheinungen näher diskutieren und 

 Mittel zur Einschränkung dieser Störungen angeben. Jeder Fortschritt 

 in dieser Richtung ermöglicht eine Ausdehnimg des Meßbereiches in 

 das Gebiet noch höherer Temperaturen hinein. 



' Vgl. darüber Cranz, Ballistik III 176 (1913). 

 - Zeitsclir. f. physik. Chemie 79, 528 (1912). 



Ausgegeben am 16. Dezember. 



Berlin, gedruckt in der Reichsdrucken 



