'i80 ■'. LORTET. 



CHAPITRE PREMIER. 



[, — \OrVEI, HÉMADROMOGRAPHE DE CHArVEAr. 



L'appareil que nous avons employé dans nos recherches se 

 compose de trois parties essentielles : 



1" Un tube hémadromographique ; 



2° Un sphygmoscope, et un appareil destiné à traduire les 

 pulsations de l'artère ; 



3° Un enregistreur, c'est-à-dire un système de cylindres mus 

 par un mouvement d'horlogerie, et déroulant des bandes de 

 papier sur lesquelles les plumes viennent écrire des courbes 

 représentant la vitesse et les pulsations (1). 



Fis. 1. 



-i 



Le tubeyiémadromographique (fig. 1 et fig. 3, n° 1) est un 

 lube long d'environ 8 centimètres, de laiton rigide, mais mince, 

 ouvert aux deux^^bouts. Dans son milieu, ce lube est percé d'une 

 fenétre)'ectan gui aire qu'on ferme exactement et très-solidement 

 au moyen d'une plaque de caoutchouc vulcanisé, collée au pour- 

 tour avec de la gutta-percha fondue. 



Cette membrane de caoutchouc porte une fente à sa partie 

 moyenne, fente par laquelle on introduit dans le tube l'extré- 



fl) La figure 3 donne un dessin du Won de la grandeur natuvelle de l'instrument. 



