VITESSR DU COURS DU SANG CHEZ LE CHEVAL. 281 



mité inférieure d'une plume il'aluminiiim extrêmement légère. 

 Le tube porte non loin de là un branchement disposé à angle 

 droit sur son axe, branchement fermé par un bouchon de liège, 

 et qui peut être mis, à un moment donné, en communication 

 avec le sphygmoscope. 



Cette partie de l'appareil que nous venons de décrire doit, 

 pour donner des indications exactes, être construite avec beau- 

 coup de soins. La membrane de caoutchouc doit être solidement 

 fixée au tube de cuivre pour résister aux efforts de la pression 

 sanguine, souvent considérable. La fente qu'elle porte à son 

 milieu doit être mathématiquement perpendiculaire à son plan 

 de surface, afin que l'aiguille ne soit point déviée d'un côté ou 

 de l'autre. Il faut qu'elle soit souple et mince, et cependant 

 assez résistante pour que ses deux lèvres, pressant sur la plume, 

 fassent en quelque sorte ressort et la maintiennent perpendicu- 

 lairement à l'axe du tube, dans quelque position que l'on mette 

 l'appareil. 



La plume doit être extrêmement légère ; on la taille dans une 

 lame d'aluminium réduite aune grande minceur par un battage 

 prolongé sur une enclume bien polie. L'extrémité qui se trouve 

 en contact avec le papier est recourbée en angle rentrant, ce 

 qui lui permet de porter une gouttelette d'encre. L'extrémité 

 intra-tubulaire qui perce la membrane de caoutchouc est laissée 

 plus épaisse et plus lourde, pour servir de contre-poids. Enfin, ce 

 tube hémadromographique présente un coude de laiton très- 

 épais, qui permet de le fixer solidement, au moyen d'une vis de 

 pression, à la caisse qui porte les cylindres et le mouvement 

 d'horlogerie. 



La partie destinée à recueillir et à traduire en courbes les pul- 

 sations artérielles se compose d'un sphygmoscope et d'un appa- 

 reil sphygmographique. 



Le sphygmoscope (1) (fig. 3, n° 2) est un tube de verre d'un 

 diamètre assez fort, long de 10 centimètres. Les deux extrémités 



(1) MM. Chauveau et Marey s'étaient déjà servis du splijginoscope dans leurs expé- 

 riences sur les pulsations des difTérentes artères du cheval. (Voyez Marey, Physiologie 

 médicale de la Gradation du mng, p. 19G. Paris, 1863.^ 



