282 L. LORTET. 



sont souciées à des viroles portant à leur centre une tubulure de 

 cuivre de petit diamètre. Dans l'intérieur du tube de verre et à 

 l'une des viroles est attaché solidement un doigt de gant de caout- 

 chouc, mince et souple, mais cependant assez résistant pour ne 

 point se dilater outre mesure sous l'influence de l'ondée sanguine. 

 La tubulure en communication avec le doigt de gant porte un 

 petit tube de caoutchouc terminé lui-même par un robinet 

 qui entre à frottement dans le branchement du tube héma- 

 dromométrique. 



La tubulure de la seconde virole sera mise en communicatioji 

 au moyen d'un long tube de caoutchouc avec l'appareil sphygmo- 

 graphique. 



Celui-ci (fîg. 2 et 3, n" 5) est exactement semblable à ceux 



Fig. 2. 



dont se sont servis MM. Chauveau et Marey dans leurs expérien- 

 ces cardiographiques. 11 se compose essentiellement d'un tam- 

 bour de laiton de 5 centimètres de diamètre. Ce tambour est 

 recouvert à sa face supérieure par une membrane de caoutchouc 

 mince et très-légèrement tendue (si le caoutchouc est trop tendu, 

 les tracés sont déformés). Une tubulure s'ouvre dans le tambour 

 et, au moyen d'un tube flexible, est mise en communication avec 

 le sphygmoscope. 



La membrane élastique supporte à son centre un petit disque 

 de carton, surmonté lui-même d'une arête aiguë de bois. Sur 

 cette arête vient s'appuyer un levier (1) muni à son extrémité 

 d'une plume d'aluminium. Un système de vis de rappel permet 

 (fig. 3, n" 6) d'avancer la plume ou de la reculer, de l'abaisser ou 



(1) Ce levier doit aussi être de bois très-aminci. Si la plume tout entière était 

 (l'aluminium, elle serait folle et les tracés seraient déformés. 



