286 L. LORTET. 



elles produisent un effet stupéfiant très-énergique par l'anémie 

 locale qu'elles produisent. L'animal dresse les oreilles, secoue la 

 tête, tremble sur ses membres, se met à reculer ou tourne sur 

 lui-même, puis s'abat avec fracas. Lors môme que les accidents 

 n'atteignent pas une pareille gravité, la circulation n'en est pas 

 moins complètement troublée, comme on pourrait le constater 

 facilement si l'appareil était déjà en activité. Il faut souvent un 

 temps assez considérable pour que le calme renaisse et que la 

 fonction reprenne sa régularité physiologique. 



Une autre difficulté peut se présenter : c'est une contraction 

 subite et souvent très-considérable de la lumière du vaisseau, 

 contraction qui s'oppose souvent à l'introduction du tubehéma- 

 dromographique. Dans ce cas-là, le parti le plus sage, au lieu de 

 perdre son temps en efforts inutiles, est de prendre un tube d'un 

 diamètre moindre. L'obstacle est ainsi facilement franchi. 



Le tube hémadromographique étant solidement fixé, on entre 

 à frottement dans son branchement l'extrémité du robinet atte- 

 nant au sphygmoscope. Celui-ci, au préalable, bien purgé d'air, 

 est rempli d'une solution concentrée de bicarbonate de soude. 

 Cette solution est destinée à empêcher la coagulation du sang 

 dans l'intérieur du tube et du doigt de gant. 



Enfin, au moyeu d'une vis de pression, on fixe le système de 

 cyhndres au tube hémadromographique. La membrane de 

 caoutchouc est traversée par la plume d'aluminium ; le robinet 

 du sphygmoscope est ouvert, et Ion voit le doigt de gant se dila- 

 ter sous l'effort des pulsations. L'autre extrémité est mise en 

 communication au moyen d'un tube flexible avec le tambour 

 sphygmographique. On charge les plumes d'encre au moyen 

 d'un pinceau, puis, quand tout est bien en place, on pousse la 

 détente de l'hélice. Aussitôt les cylindres se mettent en mouve- 

 ment, le papiei- se déroule avec une vitesse uniforme, les plumes 

 viennent tracer des courbes qui représentent fidèlement les 

 impulsions qui leur sont comnmniquées. 



Toutes ces opérations peuvent être rapidement exécutées; 

 mais il faut prendre de nombreuses précautions, si l'on veut bien 

 réussir, et toujours s assurer que chaque pièce fonctionne bien, 



