Sitzungsberichte. 7 
die Bilder eine grosse Schärfe, so dass im regelmässigen Arbeiten 
höhere Vergrösserungen noch mit Nutzen verwendbar sind, als man 
mit andern Objektiven von gleicher Brennweite zu benutzen pflegt. 
Desgleichen liess sich öfters an sehr zarten Objekten, wie feinen 
Cilien, direkt eine weiter gehende Wahrnehmung als durch gute 
Immersionsobjektive der gewöhnlichen Art konstatiren. Endlich 
darf als ein zwar indirektes aber besonders gewichtiges Zeugniss 
für die erreichte Höhe der Definition noch erwähnt werden der 
günstige Erfolg, den Hr. Dr. Koch in Wollstein bei seinen Bak- 
terien-Studien ') mit einer an solchen Objekten und bei solchen 
Oefinungswinkeln ganz unerhörten Beleuchtungsweise, nämlich mit 
vollem, die ganze Objektiv-Oeffnung ausfüllenden Strahlenkegel, 
erzielt hat. Bei einer solchen Beleuchtung, wie sie nur mit Hilfe 
eines Kondensors von grosser Apertur ausführbar ist, wird das 
Präparat in allen Richtungen gleichzeitig von einfallenden Strah- 
len durchsetzt. Dadurch wird einerseits die Abbildung solcher 
Theile, welche nur durch Unterschiede des Brechungsvermögens 
sich gegen einander abheben (Gewebestrukturen u. dergl.) fast 
vollständig unterdrückt, und es bleiben im Bilde allein diejenigen 
Elemente sichtbar, die in Folge von Tinction absorbirend wirken; 
andererseits aber gewinnt zugleich die Beobachtung, obwohl die 
Beleuchtung dem Namen nach central bleibt, die wesentlichen 
Vortheile der schiefen Beleuchtung durch die Mitwirkung von 
Strahlen in grosser Neigung gegen die Achse des Mikroskops. 
Sehr kleine und dichtgedrängte Elemente, wie die Bakterien-Prä- 
parate darbieten, müssen aus beiden Gründen allerdings einer 
weiter gehenden Auflösung als durch centrale Beleuchtung der 
gewöhnlichen Art zugänglich werden; wenn jedoch diese sinn- 
reich kombinirte Beobachtungsmethode den entsprechenden Erfolg 
zeigen soll, haben die definirenden Funktionen des Objektivs eine 
äusserst empfindliche Probe zu bestehen, und zwar um so mehr, 
je grössere Oeffnungswinkel in Frage kommen ?). 
Was die zu benutzende Immersionsflüssigkeit anlangt, so ist 
1) Aetiologie der Wundinfektions-Krankheiten, Leipzig 1879. 
2) Aeusserungen sachkundiger Mikroskopiker, welche die obigen 
Notizen bestätigen, s. u. A.: 
W. H. Dallinger, The new oil-immersion object-glass constructed 
by Carl Zeiss of Jena. — Nature, Vol. 18, Nr. 446. 
H. van Heurck, Notes de Micrographie. — Bulletin de la So- 
ciete belge de microscopie, avril 1878. 
A. Schulze, Zeiss’s new oil-immersion-objecetive -—— English Me- 
chanic, Vol. 27, Nr. 683; Vol. 28, Nr. 708. 
