10 Sitzungsberichte. 
stand etwas beeinträchtigt, dass der Erfolg einer bestimmten Er- 
höhung der Dispersion natürlich von der Dicke der flüssigen 
Schicht abhängt. Bei Deckgläsern von verschiedener Dicke und 
ebenso bei Objektiven von verschiedener Brennweite und dem ent- 
sprechend verschiedenen Arbeits-Abstand giebt ein und dieselbe 
Mischung mehr oder minder ungleiche Wirkungen. 
Da eine genaue Regulirung der Inımersionsflüssigkeit als ein 
wesentliches Erforderniss erscheint, wenn die Leistungsfähigkeit der 
neuen Objektive vollständig ausgenutzt werden soll, so ist es wich- 
tig, ein einfaches Hilfsmittel zu haben, um Refraktion und Dis- 
persion der Flüssigkeiten in ihrem Verhältniss zu den entspre- 
chenden Merkmalen des Crownglases jederzeit leicht kontroliren 
zu können, ohne dabei auf besondere Messapparate angewiesen zu 
sein. Herr Zeiss giebt zu diesem Zweck jedem solchen Objektiv 
eine kleine Glasflasche mit parallelen Seitenwänden bei, an deren 
nach innen verlängertem Glasstöpsel ein Crownglas-Prisma von 
ca. 60° brechendem Winkel angekittet ist. 
Indem man die betreffende Flüssigkeit in diese Test- Flasche 
füllt oder, bei Herstellung von Mischungen, selbige als Mischge- 
fäss verwendet, und durch Flüssigkeit und Prisma hindurch die 
vertikale Kante eines Fensterkreuzes oder dergl. anvisirt, kann 
man die Abweichung der Flüssigkeit vom Crownglas sowohl in 
Refraktion wie in Dispersion direkt beobachten. Die ‚übrig blei- 
bende Ablenkung der vertikalen Kante durch das Prisma und die 
Breite des Farbensaumes ergeben beide Elemente auf einen Blick 
in völlig ausreichender Genauigkeit. 
Für den praktischen Gebrauch der neuen Objektive sind noch 
zwei Dinge besonders zu beachten. 
Das erste ist die Abhängigkeit der Wirkung von der Tubus- 
länge. Die Beseitigung der Deckglas-Korrektion bei diesen Ob- 
jektiven, welche von allen Beobachtern als ein ausserordentlicher 
Gewinn für die leichte und sichere Handhabung der Linsen er- 
klärt wird, beraubt auf der andern Seite den Beobachter eines 
bequemen Mittels, den Einfluss verschiedenen Bildabstandes (ver- 
schiedener Tubuslänge) auf die Aberrationen innerhalb gewisser 
Grenzen zu kompensiren !). Die Zeiss’schen Objektive für Oel- 
!) Die Ersparniss der Korrektions-Fassung bei der Anfertigung 
solcher Objektive ist zwar an sich ganz unerheblich, gegenüber den 
sonstigen Anforderungen, welche dabei an die technische Kunst ge- 
stellt werden. Ein wesentlicher Gewinn entspringt aber aus der Ver- 
einfachung der mechanischen Konstruktion insofern, als es kaum mög- 
