12 Sitzungsberichte. 
die aus dem Objektiv austretenden Strahlenkegel nach derselben 
Ebene wie beim gewöhnlichen Beobachten konvergiren. 
Ein zweiter Punkt, der beim Gebrauch solcher Objektive — 
und überhaupt aller Objektive, deren numerische Apertur den 
Werth 1,0 erheblich überschreitet — nicht ausser Acht bleiben 
darf, betrifft die Ansprüche, welche an den Beleuchtungs-Apparat 
gestellt werden müssen, um im Falle der schiefen Beleuchtung 
den ganzen Oefinungswinkel wirklich ausnutzen zu können. — 
Bei einer numerischen Apertur von 1,25 muss ein einfallender 
Strahl, um die äusserste Randzone des Objektivs erreichen zu kön- 
nen, das Präparat treffen unter einem Neigungswinkel gegen die Achse 
des Mikroskops, der für Crownglas oder ein Medium von gleicher 
Refraction berechnet, ca. 56° beträgt. Strahlen von solcher Nei- 
gung können natürlich dem Objektiv niemals vom Luftraum aus 
durch eine ebene zur Achse senkrechte Grenzfläche, wie die untere 
Fläche des Objektträgers, zugeführt werden. Ein an dieser Fläche 
unter streifender Incidenz eintretender Strahl würde, nach dem Ein- 
tritt in das Glas, nicht stärker als pp. 42° gegen die Achse geneigt 
sein; und beim Gebrauch des gewöhnlichen Beleuchtungsspiegels 
würde man selbst diese Schiefe noch lange nicht erreichen, ganz 
abgesehen von dem grossen Lichtverlust durch Reflexion, welcher 
dabei die Wirkung stark beeinträchtigt. Um also den maximalen 
Grad schiefer Beleuchtung zu erreichen, den ein Objektiv von so 
grosser Apertur — natürlich nur bei nicht in Luft liegenden Prä- 
paraten — zulässt, und das Unterscheidungsvermögen des Objek- 
tivs zur vollen Entwickelung zu bringen, ist in jedem Falle ein 
Beleuchtungs-Apparat erforderlich, der seinerseits einen Strahlen- 
kegel von mindestens gleicher Apertur liefert und der zugleich 
eine kontinuirliche Verbindung mit der unteren Seite des Objekt- 
trägers (durch eine Flüssigkeit) zulässt. Ein diesen Bedingungen 
genügender „Immersions“-Kondensor ist u. A. der vor Jahren von 
mir beschriebene Beleuchtungs-Apparat (M. Schultze’s Archiv £. 
mikrosk. Anatomie, Bd. IX, pag. 496) dessen Linsensystem, dem 
Ocffnungswinkel der älteren Zeiss’schen Immersions-Objektive ent- 
sprechend, für seinen oberen Brennpunkt eine numerische Apertur 
über 1,1 besitzt, bei dessen Einrichtung zugleich auf die Verbin- 
dung der Frontlinse mit der Unterfläche des Objektträgers durch 
einen Wassertropfen Bedacht genommen ist !). 
1) In Rücksicht auf die grössere Apertur der Objektive für ho- 
mogene Immersion habe ich für diesen Beleuchtungs-Apparat neuer- 
dings auch noch ein Linsen-System konstruiren lassen, dessen Oeff- 
