Sitzungsberichte. 37 
Darauf hin ist, um das grössere in der oben eitirten Abhand- 
lung unter Fig. 7 abgebildete Refractometer zur Beobachtung fester 
Körper anwendbar zu machen, keine andere Veränderung nöthig 
gewesen als eine geringe Modifikation in der Fassung des auf der 
Alhidade sitzenden Flintglas-Prismas. Man braucht nur die Rück- 
wand der Metallfassung an geeigneter Stelle zu durchbrechen um 
ein Fenster für den Eintritt reflectirbarer Strahlen zu gewinnen, 
die dieser Rückwand anliegende, vorher unbenutzt bleibende Pris- 
menfläche zu poliren und auf diese eine halbkugelige Glaslinse 
oder ein kleines Prisma aufzukitten, damit Strahlen in geringer 
Neigung gegen die freiliegende Prismenfläche eintreten können. 
Mit dieser auch an den älteren Instrumenten leicht nachträg- 
lich anzubringenden Veränderung, welche die Beobachtung von 
Flüssigkeiten in durchfallendem Licht natürlich gar nicht beein- 
trächtigt, kann jeder durchsichtige oder undurchsichtige feste Kör- 
per, ein Krystall, eine Platte u. A., wenn er eine genügend 
ebene und leidlich polirte Fläche darbietet, ohne Weiteres unter- 
sucht werden, indem man auf die freie Fläche des Flintglas-Pris- 
mas einen Tropfen einer geeigneten stark brechenden Flüssigkeit 
bringt und das betreffende Stück mit der polirten Fläche auf- 
drückt. Kleine Objekte haften hierbei, namentlich wenn man nur 
wenig Flüssigkeit anwendet, durch Adhäsion fest genug, um in 
jeder Stellung des Prismas die richtige Lage zu behalten; grössere 
und schwerere Stücke kann man mittelst einer an der Prismen- 
fassung angebrachten Klemmfeder genügend fixiren. 
Alle übrigen Operationen, Einstellung, Ablesung etc. bleiben 
nun ganz dieselben wie bei Untersuchung von Flüssigkeiten; na- 
mentlich kann auch die Dispersion an festen Körpern mit Hülfe der 
Compensator-Prismen in ganz gleicher Art bestimmt werden. 
Die Einstellung des Compensators auf eine farblose Grenz- 
linie ist allerdings im reflektirten Licht wegen des fehlenden Kon- 
trastes zwischen Hell und Dunkel etwas unsicherer, und die Dis- 
persionsangabe deshalb etwas ungenauer als bei Beobachtung durch- 
fallender Strahlen; im Uebrigen besteht kein Unterschied in Bezug 
auf die Genauigkeit der Messung. Die Grenzlinie der Total- 
Reflexion erscheint zwar sehr viel zarter, aber nicht weniger scharf 
" markirt wie im durchfallenden Licht; nur das erste Auffinden der- 
selben macht deshalb öfters einige Mühe, zumal wenn der Com- 
pensator nicht schon annähernd auf farblose Grenze eingestellt ist. 
Eine eigentliche Schwierigkeit tritt dabei aber nach meinen Er- 
fahrungen niemals ein, auch wenn man mit gewöhnlichem weissen 
