38 Sitzungsberichte. 
Licht und ohne alle künstlichen Vorkehrungen beobachtet. Es 
genügt, bei Tage das Instrument in die Nähe eines Fensters mit 
freiem Himmel zu stellen und eventuell noch einen Spiegel vor 
dem Apparat auf den Tisch zu legen, um Strahlen bis zur hori- 
zontalen Richtung zu erhalten, Abends aber dicht vor dem Milch- 
glasschirm einer hell brennenden Lampe zu beobachten. Zur Er- 
leichterung des Auffindens der Reflexionsgrenze und zur Unter- 
stützung der genauen Einstellung kann man noch einen kleinen 
Schirm aus dunklem Papier mit spaltförmigem Ausschnitt zu Hülfe 
nehmen, den man in freier Hand vor der Oeffnung in der Rück- 
wand der Prismenfassung hin und her bewegt, um den Lichtein- 
fall möglichst günstig zu erhalten. 
Bei genügend durchsichtigen Objekten lässt sich übrigens 
meistens auch an durchfallenden Strahlen die Totalreflexion beob- 
achten und auf diese Weise eine sehr erleichterte Untersuchung 
sowie eine genauere Bestimmung der Dispersion herbeiführen. 
Irgend eine, vielleicht ganz schmale und unregelmässige Facette 
oder Bruchfläche, welche an die zu untersuchende Planfläche an- 
stösst (bei Platten z. B. eine schmale Seitenfläche), lässt, wenn 
sie dem einfallenden Licht zugekehrt wird, Strahlen genug durch 
den festen Körper eintreten, um nach Abblendung der von oben 
die Grenzfläche treffenden Strahlen ein genügend helles Sehfeld zu 
erhalten, in welchem die Grenze der Totalreflexion sehr markirt 
sichtbar wird, sobald die Drehung der Alhidade die betreffende 
Stellung des Prismas herbeiführt. Man wird in diesem Falle das 
Fenster in der Rückwand der Prismenfassung verdecken und 
wieder den Beleuchtungsspiegel am Fuss des Refractometers be- 
nutzen. 
Für die optische Bestimmung doppelt-brechender Körper ist 
es wesentlich, dass die zu beobachtende Planfläche in ihrer eige- 
nen Ebene gedreht werden könne, um successive verschiedene 
Richtungen innerhalb dieser in die Ebene der Reflexion zu füh- 
ren. Beim Refractometer lässt sich dieses auf die einfachste Weise 
und ohne alle weiteren Vorrichtungen erreichen, indem man wäh- 
rend des Durchsehens durch das Fernrohr das Objekt mit freier 
Hand -+- eventuell mittelst eines angekitteten Heftchens — auf 
seiner Auflagefläche dreht und dabei der Verschiebung der Re- 
flexionsgrenzen, oder einer derselben, mit der Alhidade folgt. So- 
fern es sich aber, wie bei genaueren Untersuchungen der Krystall- 
Optik, um die Messung dieser Drehungen handelt, ist es leicht, 
mit der Prismenfassung eine besondere Vorrichtung zu verbinden, 
