Sitzungsberichte. 39 
welche gestattet, jene um eine unveränderliche Achse auszuführen 
und die durchlaufenen Winkel an einem kleinen Theilkreis abzu- 
lesen. Für solche Zwecke wird man natürlich auch das Ocular 
des Beobachtungsrohrs mit einem Nicol’schen Prisma und mit 
Theilkreis versehen, um zugleich die Polarisationsrichtung der 
Strahlen bei jeder Stellung des Objektes bestimmen zu können. 
Dass die Verbindung des Präparates mit der Fläche des Flint- 
glas-Prismas durch eine flüssige Schicht zu keiner Fehlerquelle 
Veranlassung giebt, kann durch einfache Versuche festgestellt wer- 
den. Alle hier in Betracht kommenden Flüssigkeiten breiten sich 
stets in einer so dünnen und gleichförmigen Schicht zwischen den 
auf einander gedrückten Planflächen aus, dass wiederholtes Anlegen 
unter verschiedener Manipulation nicht die geringste Differenz in 
den Einstellungen herbeiführt. Im Uebrigen hängt die Genauig- 
keit der Beobachtung bei der dem Refractometer gegebenen Ein- 
richtung nur noch ab von der Zuverlässigkeit der empirischen 
Theilung, welche aus der Einstellung der Alhidade direkt den 
Brechungs-Index ableitet. In diesem Punkte ist natürlich bei 
den hier betrachteten Apparaten der Beobachter in höherem Grade 
von der Sorgfalt des Verfertigers abhängig, als bei einem Instru- 
ment, welches die zur Berechnung der Beobachtungen erforder- 
lichen Einzel-Data durch blosse Winkelmessung ergiebt. 
Nun liesse sich auch für die Beobachtung der Totalreflexion 
an einem prismatischen Glaskörper ohne alle Schwierigkeit Ein- 
richtung treffen, um den Grenzwinkel der Reflexion in gewöhn- 
lichem Winkelmaass zu erhalten und zugleich die Konstanten des 
Prismas jederzeit bestinnmen zu können; die unmittelbare Ablesung 
des Beobachtungsresultats unter Beseitigung jeder Rechnung muss 
aber als ein so grosser Vortheil für den praktischen Gebrauch 
der Methode angesehen werden, dass es sicher nicht angezeigt 
wäre, in Rücksicht auf die hier ins Auge gefassten Zwecke die 
bisherige Einrichtung des Messapparates zu verlassen. Auch bei 
wissenschaftlichen Untersuchungen wird hierzu um so weniger eine 
Veranlassung eintreten, als gerade die Bestimmung fester Körper 
jedem Beobachter ein höchst einfaches Mittel an die Hand giebt, 
die vom Verfertiger auf Grund einer berechneten Tabelle ausge- 
führte Theilung seines Instruments auf ihre Richtigkeit zu prüfen 
und eventuell die Ablesungen zu korrigiren. Einige Mineralien 
von sehr konstanter Beschaffenheit, wie Quarz und Kalkspath, 
und Probestückchen von spectrometrisch bestimmten Glasarten er- 
möglichen die directe Kontrole der Theilung an so vielen Punkten, 
