40 Sitzungsberichte. 
dass etwaige Fehler mit Hülfe einer leicht zu entwerfenden Kor- 
rektionstafel genügend eliminirt werden können. 
Bei den Dimensionen, welche dem getheilten Sector an dem 
Refractometer gegeben sind, hält die Genauigkeit der Ablesung, 
wenn eine Lupe benutzt wird, vollkommen Schritt mit der Genauig- 
keit der Einstellung. Es tritt deshalb kein Bedürfniss ein, zum 
Zweck möglichst scharfer Ermittelung der Differenz der Brechungs- 
indices bei doppelt-brechenden Substanzen eine mikrometrische Ocu- 
lar-Scala zu Hülfe zu nehmen, deren Gebrauch in diesem Falle, 
wegen der etwas komplizirten Reduktion, unbequem sein würde. 
Um an einem Beispiel zu zeigen, wie weit bei sorgfältiger 
Ausführung der Theilung die Genauigkeit der direkten, nicht kor- 
rigirten Ablesungen reicht, führe ich hier die Resultate an, welche 
das von mir benutzte, in der hiesigen Werkstatt von C. Zeiss 
angefertigte Refractometer an zwei senkrecht zur optischen Achse 
geschliffenen Plättchen von Quarz und Kalkspath ergeben hat, 
indem ich die Rudberg’schen Zahlen daneben setze. Es fand 
sich bei Beobachtung mit weissem Licht, unter Benutzung des 
Kompensators, der Brechungsindex für D und die aus der Kom- 
pensatorstellung für das Intervall von D bis F berechnete Dis- 
persion: 
{1} An € An 
Refractometer | 1,5440 || 0,0054 | 1,5530 | 0,0055. 
Rudberg | 1,5442 | 0.0055 | 1,5533 || 0,0057 
Bergkrystall 
Kalkspath | Refractometer | 1,6588 || 0,0097 | 1,4858 || 0,0043 
Rudberg | 1,6585 || 0,0095 || 1,4864 || 0,0044 
Der Index des Instruments ist bei diesen Beobachtungen nach 
einem Crownglas-Plättchen vom Index 1,5180 justirt worden. Die 
Differenz von einander nahe liegenden Brechungsexponenten, 
z. B. bei Substanzen von geringer Doppelbrechung, wird immer 
bis auf etwa zwei Einheiten der 4” Decimale richtig erhalten wer- 
den, wofern nur die Beschaffenheit der reflektirenden Fläche ge- 
nügend scharfe Einstellungen zulässt. Denn in diesem Falle müs- 
sen sich nicht nur die Fehler der Theilung, sondern, bei annähernd 
übereinstimmenden Dispersionen, auch die aus etwaiger Ablenkung 
der Kompensator-Prismen entspringenden Fehler so gut wie voll- 
ständig eliminiren. 
