42 Sitzungsberichte. 
nent besitzt nach einer Bestimmung im Hohlprisma bei der Tem- 
peratur 24° den abnorm hohen Werth 1,781 (für Natronlicht), 
fast dem schwersten bis jetzt hergestellten Flintglase gleich, so 
dass also mit diesem Präparat die äusserste Grenze erreicht wird, 
welche der Mangel stärker brechender Glasarten der Anwendung 
des Refractometers auf alle Fälle setzt. Es hat nur den unerheb- 
lichen Uebelstand, dass es schon bei 20 ° Cels. krystallinisch er- 
starrt. Doch dürfte dies kaum eine nennenswerthe Erschwerung 
für den Gebrauch darstellen, selbst wenn es nicht — wie wahr- 
scheinlich ist — gelingen sollte, durch Zusatz kleiner Mengen einer 
andern geeigneten Substanz den Gefrierpunkt auf eine geringere 
Temperatur zu bringen, ohne den Brechungsindex merklich zu er- 
niedrigen. Man hätte dann nur beim Beobachten in einem Raume 
von niederer Temperatur das Instrument um ein Weniges erwärmt 
zu halten, — was keinerlei Nachtheil mit sich bringt. 
Soweit also nicht etwa in einzelnen Fällen chemische Reaktio- 
nen im Wege stehen, wird dieses leicht herzustellende Präparat 
überall da den Gebrauch des Refractometers ermöglichen, wo Cassia- 
Oel oder Zimmt-Aldehyd den Dienst versagen. Man wird zu ihm 
seine Zuflucht aber erst dann zu nehmen brauchen, wenn die Beob- 
achtung mit den zuvor genannten Substanzen keine Reflexions- 
grenze vor derjenigen Stellung der Alhidade ergiebt, welche die 
Totalreflexion dieser Flüssigkeiten anzeigt. Uebrigens ist es wahr- 
scheinlich, dass bei weiterer Nachforschung auch noch andere stark 
lichtbrechende Verbindungen sich finden werden, die das Arsen- 
Bromür geeigneten Falles ersetzen können !). 
Zu den bis jetzt in der hiesigen optischen Werkstatt ausge- 
führten Refractometern ist ein Flintglas vom Brechungsindex pp. 1,72 
angewandt worden; die Theilung des Sectors geht dabei bis zu 
1,65 oder 1,66. Der Besitz einer Flüssigkeit von dem oben ange- 
gebenen hohen Brechungsvermögen lässt es angezeigt erscheinen, 
in Rücksicht auf möglichst umfassende Untersuchung fester Körper 
das stärkste Flintglas zu verwenden, welches zur Zeit zu haben 
ist. Demnächst werde ich denn ein jetzt in Arbeit befindliches 
Refractometer vorlegen, welches mit allen für krystall-optische 
1) Herren, denen grösseres Material an chemischen Präparaten 
oder reichere Erfahrung zu Gebote steht, werden mich zu grossem 
Dank verpflichten, wenn sie mich auf solche Verbindungen aufmerk- 
sam machen wollen, die nach ihrer Zusammensetzung oder nach ihrem 
Aussehen ein die Lichtbrechung des Schwefel-Kohlenstoffs überschrei- 
tendes Brechungsvermögen vermuthen lassen. 
