Sitzungsberichte. 45 
Untersuchungen wünschenswerthen Apparaten versehen und in Be- 
zug auf die mechanische Einrichtung diesem Zweck möglichst an- 
gepasst ist, dessen Prisma einen Index von nahezu 1,80 besitzt, 
so dass die Beobachtung mit ihm wenigstens bis zum Index 1,75 
reichen wird. Mit dieser Modifikation wird das Refractometer eine 
genaue optische Bestimmung von Materialien ermöglichen, die bis 
heute noch niemals haben untersucht werden können; und es wer- 
den nur sehr wenige Objekte auf mineralogischem und chemischem 
Gebiet noch übrig bleiben, welche diese Beobachtungsmethode nicht 
erreicht. 
Das Mitgetheilte wird zur Genüge zeigen, dass das Refracto- 
meter auch für die optische Bestimmung fester Körper vollständig 
geeignet ist, sobald nur Vorkehrung getroffen wird um ebenso 
leicht mit reflektirtem wie mit durchfallendem Licht beobachten 
zu können. Im Vergleich mit dem von Kohlrausch eingeschla- 
genen Weg wird aber die Anwendung des hier in Rede stehenden 
Apparates in mehreren Punkten wesentliche Vorzüge darbieten. — 
Die Annehmlichkeit, mit gewöhnlichem weissen Licht beobachten 
zu können, und der Vortheil, dabei zugleich eine ziemlich genaue 
Bestimmung der mittleren Dispersion zu erhalten, ist allerdings 
mittelst meines Kompensator-Apparates bei jeder Beobachtungs- 
methode erreichbar. Dagegen hat schon die Anwendung einer 
vorausberechneten Theilung zur direkten Ablesung der Brechungs- 
exponenten, welche dem praktischen Gebrauch eine so grosse Er- 
leichterung gewährt, ein Prisma aus fester Substanz zur Voraus- 
setzung, wegen der Veränderlichkeit der Brechungsexponenten aller 
Flüssigkeiten. Wichtiger ist wohl noch der Unterschied, den es 
für die leichte und rasche Ausführung aller mit der Beobachtung 
verbundenen Manipulationen macht, je nachdem das Präparat unter 
einer Flüssigkeit oder auf einer freiliegenden Glasfläche zu behan- 
deln ist. Von einigem Belang ist ferner der Wegfall aller Tem- 
peratur-Korrektionen beim Refractometer. Der Brechungsindex des 
Flintglases, wie überhaupt wohl aller festen Körper, wird von der 
Temperatur so wenig beeinflusst, dass die Veränderung im Spiel- 
raum der gewöhnlichen Temperatur-Schwankungen völlig unmerk- 
lich bleibt. Beim Gebrauch eier Flüssigkeit dagegen ist mit 
hohem Brechungs - Vermögen auch stets eine starke Temperatur- 
Variation des die Grundlage der Messung bildenden Coefficienten 
verbunden, so dass schon ziemlich genaue Temperaturbestimmung 
erforderlich wird, wenn die von dieser Seite her möglichen Fehler 
die sonst erreichbare Genauigkeit nicht erheblich beeinträchtigen 
