Sitzungsberichte. 45 
2) Prof. Preyer demonstrirte und besprach sodann 
Die akumetrische Verwendung des Bell’schen Telephons. 
„Während die Ophthalmologie sich schon lange einer guten 
Methode zur Messung der Sehschärfe erfreut und die Grade der- 
selben durch Zahlen ausgedrückt werden, welche sich allgemein 
auf dieselbe Maasseinheit beziehen, gab es vor der Erfindung des 
Telephons kein zuverlässiges Verfahren die Hörschärfe zu messen. 
Durch das Telephon aber ist man im Stande sowohl die Inten- 
sität des leisesten eben noch hörbaren Schalles, die Schallschwelle, 
als auch die geringste eben noch wahrnehmbare Differenz zweier 
qualitativ gleicher, quantitativ ungleicher Schalle, die Schallunter- 
schiedschwelle, in Zahlen, welche sich auf dieselbe Einheit bezie- 
hen, genau auszudrücken. 
Es heisse beim Bell’schen Telephon die Kombination, welche 
die Schallwellen des Sprechers aufnimmt, Acceptor, diejenige, 
ihr kongruente, welche sie wiedergibt, indem sie die durch die 
Schallschwingungen erzeugten elektrischen Oscillationen empfängt, 
Receptor. Ferner heisse das Hören mit einem Ohre mono- 
tisch, das mit zwei Ohren diotisch (anstatt des schleppenden 
binaureal) und das Hören durch Kopfleitung allein, ohne Be- 
theiligung eines der beiden peripheren Ohren, cephalotisch. 
Endlich heisse die Schallempfindung eines nur im Ohre oder Kopfe 
des Hörers vorhandenen Reizes, wie bisher, entotisch, dagegen 
die Empfindung eines ausserhalb des Ohres und Kopfes erzeug- 
ten Schalles, welchen also mehrere zugleich wahrnehmen können , 
ektotisch; ebenso die entsprechenden Schallquellen entotisch und 
ektotisch. Man hat dann zur Ermittlung der ektotischen Schall- 
schwelle zu bestimmen die Intensität des Schalles, welcher 1) mo- 
notisch, 2) diotisch, 3) cephalotisch eben noch und eben nicht mehr 
pereipirt wird. 
Ich verwende dazu das im Receptor ohne die schwingende 
Platte oder mit derselben erzeugte Knacken oder Ticken, welches 
jedesmal entsteht, wenn ein durch den Telephondraht zu leitender 
constanter Strom durch Eintauchen des Leitungsdrahtendes in Queck- 
silber geschlossen oder durch Herausheben desselben aus dem Queck- 
silber geöffnet wird. Die Intensität dieses Knackens steigt mit der 
Stromstärke. Man braucht also nur das Element mit einem 
