Sitzungsberichte. 47 
keit des Hörnerven während der Versuche nicht annehmbar- ist. 
Nur muss die Aufmerksamkeit immer maximal gespannt sein wie 
bei allen Grenzbestimmungen. Es muss im Beobachtungsraum 
Stille herrschen. 
Auch die Schallunterschiedschwelle lässt sich nach diesem 
Verfahren ermitteln. Man braucht nur zuerst einen bestimmten 
Widerstand W einzuschalten, etwa 1 Meter, und sich den Schall 
zu merken, dann einen zweiten grösseren Widerstand W + w an- 
zuwenden, den man mittelst des Schiebers so lange steigert, bis 
man das Ticken eben deutlich lauter hört, wobei der erste Schall 
immer zum Vergleich wiederholt und nach jeder neuen Einstellung 
der Strom öfters geschlossen und geöffnet wird. Man findet «, 
wie sich erwarten liess, sehr gross, d. h. die Hörschärfe für Inten- 
sitätsunterschiede gering. 
Eine andere Methode der Akumetrie empfehlen Hugo Kro- 
necker und Arthur Hartmann (Verh. d. physiol. Ges. zu Berlin, 
19. Jan. 1878. S. 25). Eine von 2 Daniell’schen Elementen schwin- 
gend erhaltene elektrische Stimmgabel von 100 Schwingungen in 
der Sekunde unterbricht den Strom, der durch die primäre Spirale 
eines Schlitteninduktoriums geht, mit der sekundären ist das Te- 
lephon verbunden. Der Rollenabstand, bei dem der von der Re- 
ceptorplatte reproduzirte Gabelton erlischt, bez. eben merkbar 
wird, entspricht der Hörschärfe direkt. Je grösser der Rollenab- 
stand, um so leiser der Ton, um so niedriger die Tonintensitäts- 
schwelle, um so feiner das Gehör. 
Dieses Verfahren vereinfachte ich zunächst durch Weglassen 
der sekundären Spirale des Schlitteninductoriums. Ihre Stelle 
nimmt die Telephonspirale ein. Man braucht nur den Abstand 
des freien Telephons von der primären Rolle zu messen. Ferner 
ist auch die elektrische Stimmgabel unnöthig. Trennt man den 
Neeff’schen Unterbrecher vom Apparat und stellt man ihn im Ne- 
benzimmer auf, so dass er nicht gehört wird, so ist das Resultat 
dasselbe. Das freie Telephon wird dann leicht zum lauten Selbst- 
tönen gebracht. 
Soll jedoch die Abhängigkeit der Intensitätsschwelle von der 
Tonhöhe ermittelt werden, dann ist die Anwendung der Gabeln 
indizirt, und zwar würde sich dazu die von R. König in Paris 
erfundene Stimmgabel mit veränderlicher genau bestimmbarer 
Schwingungsfrequenz empfehlen. 
Eine Hauptschwierigkeit bei diesem ganzen Verfahren bildet 
aber die Inkonstanz der Elemente, welche zwar während mehrerer 
