64 Sitzungsberichte. 
veaus bei den zusammengehörigen Durchgängen, für die tägliche 
Aberration etc. in Ansatz zu bringen sind, bedarf keiner weiteren 
Erläuterung. 
Die vortheilhafte Anwendung beider Methoden erfordert ein 
Fernrohr, welches grobe und feine Einstellung in Höhe und Azi- 
muth zulässt, für beide Coordinaten kleine Aufsuchungskreise be- 
sitzt und dessen Vertikalachse so dicht geht, dass die Feinbewe- 
gung im Azimuth während je einer Durchgangsbeobachtung keine 
merklichen und namentlich keine unregelmässigen Aenderungen 
der Neigung nach sich zieht. Ausserdem bedarf es eines mit dem 
Fernrohr möglichst sicher verbundenen Niveaus, dessen Empfind- 
lichkeit mit der Sehschärfe des Rohrs vollkommen Schritt hält. 
Ich habe beiderlei Beobachtungen seit vorigem Herbst öfters 
ausgeführt mit einem kleinen Passageninstrument auf Dreifuss-Sta- 
tiv mit gebrochenem Fernrohr von 40 Mm. Objektivöffnung und 
ca. 5öfacher Vergrösserung, dessen sonst ganz einfache mechanische 
Konstruktion obigen Ansprüchen ausreichend genügt. Auf die 
Horizontalachse des Rohrs kann, innerhalb der Lager, ein zu die- 
ser Achse senkrechter Träger mit cylindrisch abgedrehten Enden 
aufgesteckt, unter beliebigem Winkel gegen die Fernrohrachse 
festgeklemmt und dann noch mittelst einer feinen Schraube im 
Spielraum einiger Grade gedreht werden. Die beim gewöhnlichen 
Gebrauch des Passageninstruments zum Nivelliren der Horizontal- 
achse dienende Aufsatzlibelle (1’ annähernd gleich einer Bogen- 
sekunde) wird auf diesen Träger ganz so wie sonst auf die Achse 
aufgesetzt und nach dem Einstellen des Fernrohrs auf die betref- 
fende Höhe mittelst der Feinbewegung des Trägers zum Einspielen 
gebracht. An Stelle eines Systems von Horizontalfäden ist — aus 
nebensächlichen Rücksichten — eine Mikrometertheilung mit fei- 
nen eingeschwärzten Diamantstrichen in Anwendung gebracht; und 
zwar sind zunächst dem Mittelstrich beiderseits je drei Striche ge- 
zogen, deren Intervalle der Polarstern in grösster Digression in 
etwa 30 Sek. passirt, ausser diesen aber noch beiderseits je 
drei längere Striche in solchen Abständen, dass unter hiesiger 
Breite ein Stern im ersten Vertikal pp. 13 Sek. von einem zum 
andern gebraucht. Der Mittelstrich ist beiden Gruppen gemein- 
sam und die Intervalle sind in jeder Gruppe so nahe gleich ge- 
macht, dass die Unterschiede völlig unterhalb der Unterscheidungs- 
grenze des Okulars bleiben. Zwei zu den andern senkrechte Li- 
nien im Abstand von etwa 2 Bogenminuten markiren den verti- 
