— 19 — 
mit Chlorwasser aus einer Flasche sowie beim Einfliefsen des Chlor- 
wassers in die in einem Becherglase befindliche Silberlösung ent- 
standen. Jedoch gelangt es, durch Zusammenstellung des in Fig. 1 
abgebildeten Apparates die Fehler, welche durch Verflüchtigen des 
Chlorsf' entstehen, auf ein Minimum zu reduzieren. Der Apparat 
besteht ausfffeinerf,hochgestellten braunen Flasche A, welche das 
Chlor- resp. das Brom- 
Es wasser aufzunehmen hat. 
Ä Durch den Gummistopfen 
B, der den Hals der Flasche 
verschlielst, gehen zwei 
dünne Glasröhren: die eine, 
C, nur bis an die Oberfläche 
des Flüssigkeitsspiegels rei- 
chend, steht mit der äulsern 
Luft in Verbindung und 
ann durch einen Hahn 
D abgeschlossen werden. 
Die zweite Röhre, heber- 
artig eingerichtet, reicht mit 
ihrem einen Schenkel E, 
bis auf den Boden der 
Flasche, während der an- 
dere, etwas längere Schen- 
kel E» mittelst eines mit 
Einschnitten versehenen 
Stopfens F mit einer Bürette 
en G in Verbindung steht. Ist 
Fig. 1. einmal durch Einblasen von 
Luft durch die Röhre C die heberartige Verbindungsröhre E, E, 
E, mit F lüssigkeit gefüllt, so kann durch Öffnen und Schliefsen 
des bei D befindlichen Hahnes ein beliebiges Quantum Chlor- 
oder Bromwasser in die Bürette gebracht werden. In die heber- 
artige Verbindungsröhre wird zweckmäfsig eine Glasfeder E3 
eingeschaltet, weil eine starre Verbindung leicht Beschädigungen 
ausgesetzt ist. Mit der Bürette konnte ein Erlenmeyer-Kölbehen, 
ag die Silberlösung aufnahm, in Verbindung gebracht werden. 
Dieses Erlenmeyer-Kölbehen wurde später durch ein langhalsiges 
Titrierkölbehen ersetzt. 
