u 
2. Physikalische Messmethoden. 
a. Potentialbestimmung von Photochloriden auf 
elektrometrischem Wege. 
Von den Versuchen, die Zusammensetzung der Photochloride 
durch Messung ihres Potentials zu bestimmen, ist in der ersten 
Abteilung des experimentellen Teils schon die Rede gewesen. Es 
kann diese Potentialbestimmung auf zweierlei Weise geschehen: das 
eine Verfahren ist das elektrometrische, das andere das von 
Luther!) angegebene Ausbleichverfahren mit Oxydations- 
flüssigkeiten von verschiedenem Potential. 
Bei den Untersuchungen, die ich mit den von mir hergestellten 
Photochloriden vornahm, um ihre Potentiale auf elektrometrischem 
Wege zu messen, ergaben sich ähnliche Schwierigkeiten, wie sie 
Luther zu verzeichnen hatte. In Kürze sei die Methode, die bei 
den Potentialmessungen eingehalten wurde, beschrieben. 
Zur Verwendung kamen Kalomelelektroden von 0,560 Volt, 
wie sie aus Figur 2 ersichtlich sind. Solcher Elektroden wurden 
im Ganzen 11, der Anzahl der 
vorhandenen Photochloride ent- 
. pn 
Glasröhren 
Kapillarrohr 
f -KCI 
Verbindung hergestellt werden. 
Das Potential der Elektroden 
erwies sich jedoch als zu hoch, = Kl 
und auch durch Belichtung „„esch 
: ingeschm. 
konnte keine Herabminderung Kupferdrähte — = ci 
desselben erzielt werden. Der 22) \ulımlı Es 
Strom, von einerAkkumulatoren- Photachlorid entre ” 
batterie geliefert (s. Fig. 3 auf ee ä 
ig. 
nächster Seite), ging durch einen ae 
Ostwald’schen Rheostaten R von 100 Volt und gelangte von diesem 
durch eine Umschaltwippe W entweder nach dem Normalelement N 
oder in eine der Kalomelelektroden K. Aus letzterer austretend 
erreichte der Strom den Tastapparat S, welcher durch einen 88 
!) Zeitschr. f. phys. Chem. 30, 652 ff. 
