
 Rusens: Gittermessungen im langwelligen Spektrum DL 
Teil von der langwelligen Strahlung her, weil die kurzwellige bis auf’ 
einen geringen von der Flußspatplatte reflektierten Bruchteil durch diese 
hindurchgeht!. Durch die vereinigte Wirkung der Quarzlinse Z, der 
Blende x und des Flußspatschirmes D wurde erreicht, daß der im Mittel- 
bilde beobachtete Ausschlag zum größten Teil von langen Wellen her- 
rührte, welche dem Spektralgebiet jenseits des Absorptionsbereichs des 
-Quarzes angehören. Wurde der vor der Quarzlinse Z befindliche Papier- 
schirm 2 aus dem Strahlengang entfernt, sonst aber nichts geändert, 
so überwog der kurzwellige Anteil des Ausschlags im Zentralbild den 
langwelligen bereits um mehr als das Zwanzigfache. 
Eine möglichst sorgfältige Reinigung der zu untersuchenden lang- 
. welligen Strahlung von den kurzwelligen Wärmestrahlen ist aber bei 
Spektralmessungen mittels Drahtgittern der beschriebenen Art unbedingt 
erforderlich. Bei überwiegender kurzwelliger Verunreinigung ist das 
Gitter nicht imstande, reine Spektra für die langwellige Strahlung zu 
liefern. Allerdings ist z. B. die Intensität der gebeugten kurzwelligen 
Strahlung von der Wellenlänge 4 x im Spektrum 25. Ordnung, welche 
der Wellenlänge 100 u im Spektrum erster Ordnung übergelagert ist, 
nach der Theorie unter Berücksichtigung der Dispersion um den Faktor 
25°= 15625 relativ gegen diese geschwächt, so daß die gebeugte 
kurzwellige Strahlung als Verunreinigung der langwelligen im Gitter- 
spektrum hier nicht in Betracht kommt, selbst wenn man die Über- 
lagerung einer größeren Zahl von Spektren in Betracht zieht. Anders 
dagegen verhält es sich mit der kurzwelligen Strahlung, welche an den 
zylindrischen Drähten geometrisch reflektiert wird. Für Strahlung 
der Wellenlänge ı bis 4 # wirken Kupferdrähte von einigen Zehntel- 
millimetern Durchmesser wie zylindrische Konvexspiegel, und eine ein- 
fache Betrachtung zeigt, daß bei Gittern der hier verwendeten Art mehr 
als 2 ı Prozent der auf die Gitterdrähte auffallenden kurzwelligen Strahlung 
durch einfache oder mehrfache Reflexion an den Drähten zum schrägen 
Austritt aus dem Gitter veranlaßt werden. Dabei ist die.Intensitäts- 
verteilung dieser reflektierten Strahlung für die verschiedenen Austritts- 
winkel eine ziemlich ungleichmäßige. Hieraus folgt, daß man die kurz- 
wellige Strahlung durch besondere Hilfsmittel tunlichst beseitigen muß, 
wenn man sich in dem langwelligen Beugungsspektrum von der kurz- 
welligen Verunreinigung freimachen will. 
Ein zweiter Grund, weshalb es notwendig ist, die auf das Gitter 
auffallende kurzwellige Verunreinigung möglichst zu schwächen, liegt 
in der Inkonstanz dieser Strahlung. Kleine Temperaturschwankungen 
der Strahlungsquelle beeinflussen die Intensität der langwelligen Strah- 
! H. Rusens, Verhandl. d. Berl. Phys. Ges. 1896, S. 108, 
