Rusens: Gittermessungen im langwelligen Spektrum 9 
Wellenlänge 218 u und 343 x entsprachen. Aus der starken Dämpfung 
der Sinuskurven konnte auf eine erhebliche Inhomogenität der Strahlung 
geschlossen werden. 
Versuche, welche ich bald darauf mit Hilfe eines Beugungsgitters 
von der Gitterkonstanten 9 = 0.3716 mm anstellte, um Näheres über die 
spektrale Zusammensetzung der langwelligen Strahlung des Auerbrenners 
und der Quecksilberlampe zu erfahren, blieben zunächst aus Mangel an 
einem genügend lichtstarken Spektralapparat ohne Ergebnis. Diesem 
Mangel wurde dann durch Konstruktion eines großen Spiegelspektro- 
meters mit Spiegeln von 10 cm Durchmesser und 44 em Brennweite ab- 
geholfen. 
Es wurden drei $x8 cm große Kupferdrahtgitter verwendet. Über 
die Drahtdicken d und Gitterkonstanten g gibt die folgende Tabelle I 
Aufschluß. 
Tabelle E 
Gitter 
Drahtdicke d | Gitterkonstante g 
I 1.004 mm 2.0027 mım 
U 0.483 » 0.9991 
II 0.196 » 0.3997  » 
Hrn. Institutsmechaniker Muselius bin ich für die sorgfältige Her- 
stellung dieser Gitter sowie des größten Teiles der übrigen hier ver- 
wendeten Apparate zu großem Danke verpflichtet. 
Die freie Öffnungsbreite war, wie man sieht, ebenso wie bei den 
früher von mir benutzten Gittern! angenähert gleich der Drahtdicke. 
Beugungsgitter dieser Art sind für Spektraluntersuchungen im lang- 
welligen Spektrum sehr günstig, weil die geradzahligen Spektra nahezu 
vollkommen ausfallen und die ungeradzahligen besonders lichtstark sind. 
In Fig. ı ist die Versuchsanordnung dargestellt, wie sie zur Unter- 
suchung der Quecksilberlampe diente. A bedeutet das zylindrische Quarz- 
rohr der Lampe in vertikaler Stellung. Die Lampe brannte mit 2.3 Amp. 
bei 130 Volt Klemmspannung und wurde mit zwei hintereinander ge- 
schalteten 4ozelligen Akkumulatorenbatterien betrieben. 
Die Strahlung der Lampe fiel auf den Planspiegel P, von da auf 
den Hohlspiegel H und wurde von diesem auf dem Spalt S, des Spiegel- 
spektrometers $, H, H, S, konzentriert, auf dessen Tisch eines der oben 
besehriebenen Kupferdrahtgitter @ senkrecht zur Strahlrichtung befestigt 
war. Beide Spalte waren 2 em hoch. Ihre Breite variierte bei den ver- 
schiedenen Versuchsreihen zwischen 0.6 und 4.8 mm. Der Spektro- 
" H. ou Bors und H. Rusens, Wied. Ann. 49, S. 595. 1893, und Ann. d. Phys. 35, 
DR SASTOLT, 
