Sternwarte. 59 
alten Mikrometerschraube aus. Die Aufstellungsfehler des Instruments 
wurden zweimal, der Revolutionswert der Schraube viermal bestimmt. 
B. 1l1em-Passageninstrument. 
Dieses Instrument ist das älteste der Sternwarte. Es wurde von 
J. G. Repsold im Jahre 1829 erbaut und dann als sein Privateigentum 
auf der damaligen neuen Hamburger Sternwarte am Millerntor in Hamburg 
aufgestellt. Nach Repsolds Tode ging es in den Besitz der Sternwarte 
über. Das Instrument ist fast acht Jahrzehnte hindurch in ununter- 
brochenem Gebrauch gewesen und ist auch jetzt noch durchaus leistungs- 
fähig. Sein Obiektiv von 110 mm Öffnung und 1630 mm Brennweite ist 
sehr gut, es rührt wahrscheinlich von Utzschneider und Fraunhofer her, 
doch ist keine Firmenbezeichnung auf der Fassung angegeben. Ehe das 
Instrument in Bergedorf wieder aufgestellt wurde, ist es in allen Teilen 
neu aufgearbeitet worden. Das Objektiv wurde von ©. A. Steinheil Söhne 
aufpoliert, wodurch die im Laufe der Zeit aufgetretenen Oxydationsflecke 
beseitigt sind. A. Repsold & Söhne lieferten einen neuen Okularkopf mit 
unpersönlichem Mikrometer, neue Achsenlager aus Gußeisen, ein neues 
Hängeniveau, zwei neue Niveaux am Kubus, elektrische Beleuchtungsein- 
richtung, neue Teilung der Einstellkreise und neue Achsen-Zapfen, und 
versahen den Kubus mit einer Durchbohrung. In der Werk- 
statt der Sternwarte wurde das Fernrohr und die Achse neu 
aufgearbeitet und lackiert, die elektrische Stromzuführung für 
Mikrometer und Beleuchtung derart eingerichtet, daß alle Zuführun- 
gen isoliert erfolgen und das Instrument nicht als Rückleitung 
dient, und außerdem eine Einrichtung für die Beleuchtung bei Nadirein- 
stellung angefertigt. Die elektrische Beleuchtung des Instruments erfolgt 
mittels kleiner 4-voltiger Glühlampen, für welche der Strom einem 
2-zelligen Akkumulator entnommen wird. Wir verwenden hier ausschließ- 
lich kleine Osramlampen, die sich sehr bewährt haben; dieselben bedürfen 
nur einer Stromstärke von 0.4 A, während die sonst gebrauchten kleinen 
4-voltigen Kohlenlampen einen Strom von 1.2 A verlangen. Infolgedessen 
ist es auch bei einer geringen Dimensionierung der Akkumulatoren mög- 
lich, mehrere Lampen gleichzeitig zu brennen, und andererseits ist auch 
die Dauer der Leistung der Akkumulatoren eine größere. 
Das Instrument wurde, nachdem das neue Passagen-Gebäude auf 
dem Nordterrain der Sternwarte fertiggestellt war, Anfang Mai aufge- 
stellt und justiert und von dieser Zeit an zu regelmäßigen Zeitbestimmun- 
gen benutzt. Die Zeitbestimmungen und die Bestimmungen der Instru- 
mentalkonstanten wurden anfangs abwechselnd von Dr. Kohlschütter 
und Dr. Dolberg, dann von letzterem allein ausgeführt. Im Laufe des 
Monats November wurden mehrere Fäden des Netzes schlaff. Der 
