2 
nach Monrovia, am 19. November für den Dampfer ..Bavaria“ der Ham- 
burg-Amerika-Linie nach Vigo, am 6. und 7. Dezember nach Monrovia 
und am 31. Dezember nach Teneriffa für S. M. S. ..Eber" abgegeben. 
Sternwarte. 63 
- 
5. Öffentliche Normaluhren der Sternwartein 
Hamburg. 
Die zur genauen öffentlichen Zeitangabe dienende elektrisch-sympa- 
thetische Normaluhr an der Fassade des Börsengebäudes war, abgesehen 
von kurzen vorübergehenden Störungen. in dauernder Übereinstimmung 
mit der ihren Gang regelnden Pendeluhr der Sternwarte Strasser und 
Rohde 296. In der Zeit vom 8. bis zum 18. Oktober traten häufige Leitungs- 
störungen auf, die den sympathetischen Gang der Börsenuhr zeitweilig 
beeinträchtigten; kleinere durch Leitungsstörungen und durch raschen 
Batterieabfall verursachte Abweichungen bis zu 1.5 Sekunden traten in 
den Morgenstunden des 25. April, 5. Juli und 20. August ein. 
Die gleichfalls elektrisch-sympathetisch betriebene öffentliche 
Pendeluhr Bofenschen am Eingang zum Ostflügel der Sternwarte zeigte, 
abgesehen von kurzen kleinen Störungen, dauernd die genaue mittel- 
europäische Zeit innerhalb einer Sekunde richtig an. 
6. Normaluhr und Lichtzeitsignale auf 
Kuhwärder. 
Die in einem besonderen Uhrenhäuschen am Reiherdamm neben der 
elektrischen Zentrale auf Kuhwärder aufgestellte Normaluhr, welche alle 
6 Stunden das auf dem Turm der elektrischen Zentrale angebrachte Licht- 
zeitsignal auf die Dauer von 5 Minuten 0.0 Sekunden selbsttätig ein- und 
ausschaltet und in dauernder elektrisch-sympathetischer Verbindung mit 
der Pendeluhr Strasser und Rohde 296 auf der Sternwarte steht, zeigte in 
den Morgenstunden des 10. April und in den Abendstunden des 28. Juni 
durch Leitungsstörung und raschen Batterieabfall Abweichungen von der 
genauen mitteleuropäischen Zeit bis zu 2 Sekunden. Wegen Durch- 
brennens der Sicherung des elektrischen Aufzugs blieb die Uhr in den 
Abendstunden des 20. Januar und in den Morgenstunden des 30. Januar 
stehen; am 29. Juni war die elektrisch-sympathetische Verbindung eine 
"Stunde lang zwecks Prüfung und Regulierung des Ganges der Uhr auf- 
gehoben. Im übrigen befand sich die Uhr in dauernder Übereinstimmung 
mit der ihren Gang regelnden Hauptuhr der Sternwarte. 
Von den vorgeschriebenen 1460 Lichtzeitsignalen erfolgten nach 
Ausweis des Betriebsjournals, welches von seiten des Aufsichtspersonals 
der elektrischen Zentrale über die Regelmäßigkeit des Ein- und Aüs- 
schaltens der Zeitsignallampen auf Kuhwärder geführt wird, 1441 richtig; 
am 20. und 21. Januar unterblieben 4 Signale und am 30. und 31. Januar 

