Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation. 33 
bemerkt, auch zur Depolarisation von auffallendem polarisierten Lichte 
dienen, und zwar muß man demselben bei Anwendung der nämlichen 
Plattenzahl je nach der Stärke der Polarisation eine verschiedene Neigung 
geben, damit sich das durchgelassene Licht wie gewöhnliches, un- 
polarisiertes verhält"). Kennt man den Brechungsindex der angewandten 
Glassorte und bestimmt den Einfallswinkel, welcher nötig ist, damit 
das hindurchgegangene Licht depolarisiert ist, so läßt sich daraus 
die Polarisationsgröße des einfallenden Lichtes feststellen. Arago stellte 
seine Beobachtungen an, indem er den Apparat genau eichte, das heißt. 
indem er auf rein empirischem Wege bestimmte, welche Polarisations- 
werte und welche Einfallswinkel für das auf einen Glasplattensatz auf- 
fallende teilweise polarisierte Licht zusammengehörten. Um polarisiertes 
Licht von bestimmter Polarisationsgröße zu erhalten, ließ er linear polari- 
siertes Licht durch ein Plättchen dringen, welches aus Berekristall?) parallel 
der einen Winkel « < 45° mit der Polarisationsebene bildenden optischen 
Achse herausgeschnitten war. Zu einem bestimmten Winkel « gehörte 
eine leicht zu berechnende Größe des partiell polarisierten Lichtes und zu 
dieser wiederum ein bestimmter Einfallswinkel des auf den Glasplattensatz 
auftreffenden Lichtbündels, unter welchem durch den Plattensatz De- 
polarisation eintrat. Das Fehlen der Polarisation stellte er fest mittels des 
nach ihm benannten, auf dem Prinzip der chromatischen Polarisation 
beruhenden Polariskops, indem er dem Plattensatz eine solche Neigung 
gab, daß keine Farben mehr zu konstatieren waren?). Arago eibt an’), daß 
er noch eine Farbenerscheinung wahrnehmen konnte, wenn der polarisierte 
Anteil des auffallenden Lichtes nur noch den 71. Teil des Gesamt- 
lichtes ausmachte, so daß er die Empfindlichkeit des Instrumentchens 
auf ca. g; angab. Mit seinem Polarimeter hat er nun Polarisations- 
beobachtungen des Himmelslichtes angestellt, indem er zum Teil’) bei 
’) Nach den bekannten Fresnel-Neumannschen Formeln lassen sich durch den 
Brechungsindex der Glassorte die Intensitäten der reflektierten und gebrochenen Strahlen 
bestimmen, falls man vollständige Politur der Platten voraussetzt. In der Annahme, dab 
diese Voraussetzung nicht streng gültig ist, da bei Durchstrahlung mit sehr hellem Licht 
diffuse Strahlung ausgesandt werde, prüfte neuerdings Lunelund (Phys. Zs., Jahrg. 10. 
p- 222—224) die berechneten Werte, indem er sie mit den durch Photometrie gewonnenen 
verglich, für gewöhnliches gutes Spiegelglas, indem er als Lichtquelle zwei hintereinander 
geschaltete Nernstlampen nahm; dabei fand er eine außerordentlich gute Übereinstimmung 
zwischen Theorie und Wirklichkeit. 
?) Siehe die erwähnten „(Euvres“ von Arago, Bd. 10, p. 452—467, De la loi, d’apres 
laquelle un faisceau de lumiere polarisee se partage entre l’image ordinaire et image extra- 
ordinaire, quand il traverse un erystal dou& de la double refraction (la loi du carre du cosinus). 
>) Über sein Polariskop siehe seine „(Euvres“, t. 10, p. 163—164. Ebenda, 
p- 270— 277, siehe „Graduation experimentale du Polarimetre“. 
*) Siehe 1. eit., t. 10, p. 229—230, Sensibilite du Polariscope. 
5) Siehe loc. eit., t. 10, p. 282—289. 
